— 235 — 



che per i 4 intermedii a quelli. 4." La vaiiazione della temperatura mediante 

 un icrmogiafo mctallico di Kreil. 5.° La pioggia nell'ora in cui cade e nella 

 duiala, e piossimamentc anche in quantila (1). 



Questc indicazioni postc una in contio aH'altia colle ascisse corrispon- 

 denti rigorosamente alle stesse ore di tempo e raccolte per 10 giorni con- 

 linuati nello stesso foglio senza intenuzione, fanno vedere a colpo d' occhio 

 la succcssionc c concalenazione di tutti i fenomcni , che saiebbe diiTiciie a 

 riconoscere quando fosscio scgnati sparsamente in fogli diversi, come fanno 

 la massima parte dcgii altri strumenti. Nci miei viaggi e nella visita fatta a 

 diversi osservatorii ove si e introdotto il metodo del registro grafico , mi 

 ha sempre colpito questo gran difetto di tali strumenti, che se ricordano liuti 

 i fenomeni non li ordinano, ne li confrontano, talche se si voglia passare alle 

 discussion!, e mestieri prima ridur tutto a cifre, e poi da quesle ritornare 

 alle curve comparative: questa sceonda parte e quelia che e nuova nel mio 

 meteorografo e la slimo la piii necessaria e la piu utile , ed e stata quelia 

 che ha portalo diversi congegni non ovvii ad imniaginare. 



Tuttavia perche moiti fenomeni esigono uno studio piu minute e parti- 

 colareggiato, e nel breve spazio di curva occupato nel quadro precedente da 

 un giorno che e di millimetri 36 non e facile rilevarli , a cio supplisce un 

 secondo quadro che puo raccogliere le osservazioni di uno o due giorni, se- 

 condo che piu place diavere le curve allungate o accorciate. Questo contiene 

 i regislri seguenti. 



1.° Una ripctizione del barometro perche ne' grandi temporali le oscil- 

 lazioni sono spesso rapide dentro pochi minuti e interessa conoscerne I'ora 

 esatta. 2." Ripetizione del termografo ma in iscala di ordinate piii estese. 

 3.° Ripetizione della pioggia. 4.° Registro completo del psicrometro cioe dei 

 due termomelri asciutto e bagnato che compongono questo strumento. 4." La 

 pioggia in piii larga scala. 



II vento e il psicrometro sono segnati colla elettricita, pel gran vantag- 

 gio che ha questo agenle di trasmettere i moti a grande distanza, onde gli 

 strumenti misuratori possono collocarsi nelle piii favorevoli posizioni: perche 

 le lore indicazioni siano sicure, e non dominate da cause locali, il che pur 

 troppo e facilissimo rapporlo vento: insieme con cio la macchina registratrice 

 puo collocarsi nel sito, che torna piu commodo per I'osservatore, e che sia di fa- 



(1) Quest'ullima misurasi meglio in un ordinario pluvioraetro. 



