— 330 — 

 COMUNICAZIONI 



II pi'of. Volpicolli fecc iioti alcuni risultamenti, che sioguono, da esso rag- 

 giunti ncl liccrcare la naturn dell'cletliicita atmosfoiica, mediante un'asta di 

 ottonc fissa, c ncl miglior rnodo possibilo isolnta sul tetlo dal Musco fisico 

 della univ'crsita roniana. 



1.° L'asta medesima icnninata supcriormcnle in purita, od in globo mctal- 

 lico, se comunicava medianle restrcmo inferiore con un plettionietio 11 piu sen- 

 sibile, ancoi'che condensatore, di rado assai nella posizionc In cui semprc fin ora 

 si e sperimenlalo, nianifestava la elcitilclta atmosferica. Pcro so comunicava 

 con un elettroscoplo condensatore a pile secclie, scmpre si avcvano segnl di 

 elcttricita, ora posltlva, cd ora negativa. Perclo questo eletlroscopio e I'unico 

 dal quale si po»sa ottenere sempre nel mode indlcato, cloe con un'asta fissa, 

 la natura dell' elettrico atmosferlco. Ma per esser certl sempre della natura 

 medesima, fa d'uopo raccogllere la clettrlcita stcssa, una volta col pialtello 

 superiore, un'altra coll' Inferiore dell' indlcato condensatore, osservando die i 

 due risultamenti sulla foglia d'oro si accordino ambedue neli' indicare la stessa 

 natura per la elettrlclta raccolta, potendo accadere che queste due lndlca:iioni 

 sleno conlrarie fra loro. Tale precauzlone , si rcnde indlspensabile nelT uso 

 deireleltroscopio condensatore a pile secche, quando si tratti dl raccogllere 

 picoolissime dosi dl elettrlclta: la raglone di cio, la quale princlpalmente con- 

 siste nella somma squisitezza dell' istromento indicato, sari svlluppata In altra 

 comunlcazlone su tale argomento. Per ora basti osservarc che se quosta con- 

 tradlzlone si veriticasse, nulla dovrebbe ooncludersi rlguardo alia natura, ed 

 alia esistenza dcH'eleltrico atmosferlco. 



2." La elettrlclta atmosferica, presa coirasta medesima termlnata supe- 

 rlormente, o da una punta o da un globo metallico, riesce sempre della me- 

 desima natura con ambedue questi mezzl; cloe se posltlva o negativa colla 

 punta, sara pure tale col globo; e per quello rlguarda la carlca, questa po- 

 chisslmo dlverslfica, e non dl rado apparlsce alquanto maggiore col globo, di 

 quello che sia colla punta, bene inteso in una medesima sperlenza- 



3.' Ponendo suila punta una fiamma , un globo rovente , od anche del 

 carboni accesi, quasi sempre la elettrlclta che negativa si oltenne colla punta 

 col globo, si trasforma sublto in posltlva tanto forte, che gll elettrometri 

 a pagliette possono per lo piu mlsurarne la carlca, e gli elettroscopl sempllci 

 a pile secche dlveogono senslblli alia medesima; cosa che assai raramcnte av- 



