66 



REVISTA DE SCIENCIAS NATURAES 



[i8] 



O.microtomo cylindrico (fig. 5) e o microtomo de mão 

 (fig. 6) evitam todos estes inconvenientes. O primeiro consta 

 de um cylindro oco com uma platina de vidro de 7 cm. de 

 diâmetro, em cuja parte superior desliza a navalha. O objecto 

 segura-se com uma pinça provida de parafuso no interior do 

 cylindro. Esta pinça, e com ella o objecto, pode ser levantada 

 gradualmente por meio de um parafuso micrometrico com 

 um circulo graduado na parte inferior do cylindro. Avançando 

 com este parafuso micrometrico uma divisão, levanta-se o obje- 

 cto o'"'",oi, podendo assim obtcr-se cortes d'esta grossura. Pode- 

 se fixar o microtomo na mesa por meio de um parafuso (*). 



Fig. 6 



Outro modelo de microtomo simples é o microtomo de 

 mão (fig. 6). Funcciona como o anterior-, mas com a vantagem 

 de ter uma pinça que se pode tirar. A platina é substituída 



(') Cu;,ta 4^200 réis. 



