igO BROTERIA 



paradamente duas ou mais, é necessária uma disposição espe- 

 cial. D'aqui vem que, usando-se uma só objectiva, o augmento 

 depende unicamente da distancia que medeia entre o alvo e o 

 epidiascopio. Com uma corrente de 3o amperes tem-se um au- 

 gmento de 9 diâmetros numa área de o"\22 uniformemente il- 

 luminada. Os objectos pequenos podem augmentar-se até 2 3 

 vezes. Com uma luz de 5o amperes, o augmento varia entre 

 14 e 37 diâmetros. 



O alvo para estas projecções convém que seja opaco. Para 

 isso pinta-se com alvaiade e, antes de estar secco, polvilha-se 

 com cal. 



A íig. 3 mostra como funcciona o apparelho, quando se 

 emprega a luz reflectida (projecção episcopica). 



Os raios luminosos, emittidos pelo carvão positivo, incidem 

 no espelho parabólico, que os reflecte em forma de cylindro 

 luminoso. Este, antes de chegar ao espelho /, passa atravez do 

 refrigerante W, ficando os raios caloríficos absorvidos pela agua. 

 O espelho /illumina o objecto atravez do diaphragma: o objecto 

 reflecte para cima os raios luminosos sobre a lente, e a imagem 

 formada por esta, depois de reflectida pelo espelho sp, vae 

 formar-sc no alvo. 



E também fácil de imaginar como funcciona o instrumento 

 com a luz transmittida (projecção diascopica). 



Tirando o espelho /, a luz continua até incidir sobre outro 

 espelho plano (que fica inclinado, á esquerda do primeiro), 

 d'onde é reflectida sobre outro que se vê quasi na base da figura 

 (o corte do espelho e supporte tem a forma triangular). D'aqui 

 os raios luminosos passam pelo condensador, illuminam o 

 objecto transparente, e a imagem, dada pela objectiva, é re- 

 flectida pelo espelho sp sobre o alvo, como na projecção epis- 

 copica. 



c. z. 



