3l2 



egli incontrato che un piccolo numero di osservazioni , falle con questo modo di procedere , con- 

 tro le quali si aTCssero delle obieiioni a propone o che fosse necessario rigettare. In conseguen- 

 za ogni esperimento che sin stalo fatto con questa nuova disposizione dell' apparecchio ( o che fos- 

 te buono , cattivo od inditTerente ) veniva registralo e conservato ; tutti sono stati riferiti senza al- 

 cuna riserva , lasciando al lettore la libertà di escludere o ritenere , dì suo buon grado , quelli 

 eh' ei non istinii opportuni. 



Fatte queste preliminari annotazioni , 1' autore si è occupalo dei diversi modi onde porre ad 

 esecuzione il regolar sistema di operazioni da lui intraprese. Rclalivaniciile alla verga di torsione , 

 egli annunzia che non riman dessa giammai in un riposo assoluto , lua trovasi costantemenle in 

 uno stalo di oscillazioue sul suo centro ; per conseguenza , allorché se ne vede 1' estremo ad una 

 certa distanza con un cannocchiale , scorgesi oscillare di qua e di Ifi di un punto medio , detto 

 punto di riposo ; giacché , quando ancora essa è apparentemente in uno sialo compiuto di ripo- 

 lo , sono tuttavia percettìbili col cannocchiale delle piccolissime oscil lazioui , ed il tempo per de- 

 scrivere degli archi inBnitesimali di lai sorla corrisponde nella maggior parte de' casi e presso a po- 

 co , al le^po medio della oscillazione che ha luogo qualora lu verga di torsione ritrovasi in piena 

 allìvilà. Il sig. Baily fa nondimeno osservare che cotesto punto di riposo non è per iiiun conto 

 permanente o stazionario , e di rado resta nella posizione stessa in un tempo di una certa dura- 

 ta , anche quando la verga di torsione non è aQuIla dallo avvicinarsi delle masse. 



La estensione e la direzione delle perturbazioni di siiTalla verga , egualmente che l'andamen- 

 to del suo molo , allorquando essa viene cosi disturbala , sono variabilissime e paiono dipendere 

 da cause delle quali non si é a sufficienza reso couto , ma che possono insino ad un cerio punto 

 derivare , sia da un leggiero cambiamento di temperatura , sia da qualche alterazione nelle parti 

 componenti della linea di sospensione. Cotesti movimenti vibratorii del punto di riposo ( che biso- 

 gna distinguere con accuratezza dai cangiamenti oscillutorii regolari dovuti allo avvicinamento delle 

 masse ) non afTettano punto materialmente ì risultali medìi di una serie di sperienze , principal- 

 mente se sia regolare 1' andamento loro. Avviene soltanto allorché succede una transizione improvvisa 

 e considerabile, che possa aver luogo un errore sensibile o materiale ; ma ciò è quanto accade appunto 

 di rado se si è presa la debita precauzione di avvolgere la scatola di torsione convenientemenle. Pur- 

 lulUvolla r autore è di ovviso che sopravvengano ancora delle discordanze , le quali non possono 

 essere attribuite inleramenic ai cambiamenti di temperatura , ma puninco a qualche altra occull.i 

 influenza di cui non abbiuni noi finora cognizione. L' andamento regolare del punto di riposo della 

 verga di torsione è uno dei più importanti oggetti i quali debbono richiamar I' atlcDzione , poiché 

 ogni deviamento per quanto poco considerevole di questa verga è la sorgente di una gran discor- 

 danza , ed in conseguenza esige che sia sorvegliato con cura. 



£ ia seguito alla forza di torsione che occorre rivolgere 1' attenzione. Il sig. Buily fa notare 

 con aggiustatezza che la forza di torsione di un filo metallico consiste in ipiella forza elastica del 

 corpo , mediante la quale desso Irovasi in islato di tornare alla sua primitiva posizione , non ap- 

 pena che ne sia stalo rimosso da una esterna impulsione. Culesla forza varia con la soslanza , 

 la grandezza e la lunghezza del filo; ma risguardasi in generale come costante per uno slesso fi- 

 lo ; qualunque siasi il peso che vi si trovi altaccato. SiiTalla asserzione deve tullavolta essere limi- 

 tala entro certi confini , poiché il tempo della oscillazione ( eh' è uno degli elementi i quali servo- 

 no a determinare la forza di torsione ) difTcrirà spesso considcrabilissimamente senza veruna appa- 

 rente o sensibile alterazione nelle parli componenli dello apparecchio ; giacché I' autore stabilisce 

 ihc si hanno sovente nella slessa ora delle variazioni rilevanlissirae nel tempo della oscillazione , 

 variazioni le quali mostrano ad evidenza che la forza di torsione ha provalo qualche sensibile cam- 

 biamento. Ma siiTalla alterazione nella forza di torsione non pire che alteri i risullamenli delle 



I 



