4ii 



scie consecutive , in guisa che i numeri corrispondcnlì alle slriscie fli raggi che 

 percuotono i duo lati del lermomclro vengano sotto il numero che corrisponde a 

 quella data osservazione. Queste diverse operazioni sono indicate nella seguente 

 tabella : 



Nomerò d' ordino .... 1 . 

 Temperataro 44 . 



Posiz. e temp. del lerm. 



dalla quale apparisce che il termometro sogna il massimo sotto i! numctro tre : e 

 noi sappiamo tuttavia^ che il raggio piii intenso sta sotto il numero quattro , come 

 Io mostra apertamente la serie delle temj)erature da noi attribuita alle zone ele- 

 mentari. Le osservazioni termometriche posson dunque trarre in inganno , per- 

 rhè il termometro , in vece di misurare la forza calorifica d' ogni raggio indivi- 

 duo , somministra la temperatura media di parecchi raggi consecutivi ; per modo 

 che la probabilità dell' inganno aumenta , manifestamente , col diametro del bul- 

 bo termoscopico. 



Resta ora vedere , se abbagli di questa fatta sono realmente occorsi nelle 

 sperienze relative all'anfilisi del caler solare. Per saperlo con certezza converrebbe 

 avere una esalta nozione de' diametri degli strumenti termoscopici adoperati ; e 

 non tutti gli autori li hanno indicati. Sappiamo soltanto che Berard fece uso di 

 termometri a mercurio , il cui bulbo , di forma cilindrica , aveva im diametro 

 di 4 millimetri ; e che Scobcck impiegava de' termometri ad aria con palle di 

 mezzo pollice, o i3 mil''melri circa^ di diametro. È presumibile, clic le dimensioni 

 degli strumenti adoperali dagli allri osservatori fossero comprese tra questi due 

 limili. Ad ogni modo, ecco in qual guisa siamo arrivati a convincerci che l'er- 

 rore in quislionc si produce di fatto , con certi prismi , mediante alcune palle 

 tormoscopichc meno voluminose di quelle di cui è parola nelle sperienze del See- 

 bcck. 



Una pila termoelettrica di 20 coppie , le quali formavano un quadrato di io 

 millimetri di lato, ed un altra di 12 coppie larghe 2 millimetri e disposte in una 

 fila sola , aniendue munite di scatole metalliche con aperture susccllive di au- 

 mento e di diminuzione che davano accesso ad un fascetto più o meno ampio 

 di raggi calorifici, vennero iutrodotle nelle varie zone di uno spettro proveniente 

 da un prisma lontano i"",2o , il cui angolo rifrangente era di 79° , e la parte 

 attiva della sua superficie anteriore 5 millimetri. • 



Un ottimo galvanometro in comunicazione successiva colle due pile fornì i 



dati seguenti 



Sa 



