62 



^ cviJonle , piios^i più facilmente e più cotnplotiimcnte oticncrc. Sonin espone miiiul.iraenle i! con- 

 gegno dell' apporiito del Whcatsione , busta questo sol cenno per far comprciiileie ai professori 

 (Itila scienza quali esser dovruino le norme dalla cosU'uzionu dell' istrumento del fisico inglese, la 

 inolia utilità del medesimo , e la preferenza che dee avere su);li altri app:irati di simil natura. U 

 Wbcalstone ha ancora inventato nn apparecchio semplicissimo ])ir misurare , per mezzo del reo- 

 slato, la resistenza dei liquidi: ricerca molto importante e delicatissima, giacché bisogna tener conto 

 in ogni sperienza della forza elettromotrice contraria. Questo apparecchio risulta da un tubo di Cri- 

 stallo , chiuso da una estremità di una lamina di platino fissa , e dall' altra da uno stantulFo mo- 

 bile la cui superficie parallela al lappo fisso è ugualmente di platino. Le due facce parallele di 

 platino si tengon prima ad un quarto di pollice di disianza e lo spazio tra loro interposto si riem- 

 pie del liquido su cui vuoisi spcrinienlare. Questo apparecchio s' interpone nel circuito del reo- 

 stato . e si nota la deviazione dell' ago. Fatto ciò sì muova lo stantufTu dell' apparecchio , sinché 

 le lamine siano distanti fra loro per un pollire e un quarto , e versando nuovo liquido si rie:n- 

 pia del lutto silTatto spazio. Girando il manubrio del reostalo , si toglie tal resistenza da far tor- 

 nare l'ago allo stesso grado di prima. La resistenza del filo svolto sarà uguale alla resisienza di un 

 pollice del liquido. La forza elettromotrice contraria durando in tutto il corso dell" esperienza non 

 altera i risultamenti. Una tavola denotante le resistenze comparative di vari liquidi sarebbe impor- 

 lantissima , potendosi per essa , dietro avere eseguilo una semplice sperienza , discoprire le alle- 

 lazionì nella purezza e composizione dei medesimi liquidi. 



Restami in ultimo a far menzione di due ingegnosi processi proposti dal Wheatstone , il primo 

 per determinare qual grado della scala galvanometrica indicherebbe la metà dell' intensità corrispon- 

 dente ad ogni altro grado dato , il secondo per determinare i gradi di deviazione dell'ago di un 

 galvanomctro , corripondenti ai diversi gradi di forza e reciprocamente. In riguardo alla prima 

 ricerca , si è da lui invelatalo uno strumento mollo semplice e comodo , il quale però non è di 

 costru7Ìone generale , dovendo ogni osservatore congegnarlo in modo che sia adattato al proprio 

 galvanomctro. 1 princìpi però che regolano lu costruzione dell' istrumento son sempre gli stessi , 

 ed io son persuaso che adoperando un congegno analogo a quello del cilindro del reostato , per 

 mezzo del quale cioè puossi a piacimento diminuire od accrescere la lunghezza del filo che entra 

 in azione , potrà l' istrumento costruirsi in modo generalmente fisso è determinato. Ecco su qual 

 principio è fondalo 1' istrumento in discorso. Deviando la corrente principale con un filo di resi- 

 stenza perfettamante uguale a quella del filo del galvanomctro , P intensità della corrente princi- 

 pale <liverrà 



R+r-f 



Aggiungendo poi al circuito totale un filo di resistenza uguale alla metà della resistenza del filo 

 del galvanometro , V intensità della corrente principale si ridurrà ad 



R_f.r-U 1- — 



cioè qual' era prima della deviazione , e l'ago del galvanometro segnerà esattamente la metà di 

 questa intensità di corrente. Ogni osservatore avendo a sua disposizione un apparatino che ha 

 due fili disposti nel modo or ciiato , può immedialaniente conoscere il grado del galvanoraelio 

 corri<j)ondenle alla metà di un' intensione qualunque , locchè torna utile in molte spericnzc. Il 



