2()4 



Dr. B. Walter. 



fällt inid das andere Mal soweit als möp,lich davon entfernt ist. In 

 letzterer Stellnng hält man den Teilkreis fest und verändert diinn die 

 La"e des Fernrohrs mittels seiner Stellschraube um so viel, daü sich 

 das IJild des wagerechten Fadens diesem selbst um 'A ihres Abstandes 

 nähert. Das Fernrohr ist dann justiert. 



Die Aufstellung des Prismas ferner lindet zunächst, wie dies 

 ja auch bisher üblich war, in der Weise statt, daü jede der beiden 

 Flächen mittels einer der Tischschrauben geneigt werden kann, ohne 

 dabei die andere erheblich in Mitleidenschaft zu ziehen. Dann werden 

 beide Flächen vorläufig annähernd senkrecht zur Fernrohraxe gestellt 

 und schließlich jede einzeln der folgenden genaueren Einstellung unter- 

 zogen. Man dreht Avieder wie oben den Teilkreis mit der einen Hand 

 um seine Axe, während die andere den Prismentisch festhält. Die 

 betreffende Prismenfläche wird dann vermittels ihrer Stellschraube so 

 lange geneigt, bis das bei dieser Verdrehung der beiden in Frage 

 kommenden Axen wandernde Bild des wagerechten Fadens sich von 

 seinem Faden selbst ebenso weit nach oben wie nach unten bewegt. 

 Es ist klar, daß bei einer solchen Justierung des Fernrohrs und der 

 beiden Prismenflächen die durch die Exzentrizität beider Axen be- 

 dingten Abweichungen der angetragenen Winkel von den mathematisch 

 richtigen Größen auf das geringste Maß zurückgeführt sind, da der 

 größte Teil jener Abweichungen sich dabei gegenseitig aufheben muß. 



Es ist übrigens selbstverständlich, daß das im Vorsteh(Miden 

 l)eschriebene Verfahren der Winkelbestimmung nicht auf das Si)ektro- 

 meter beschränkt ist, sondern sich überall da, wo es auf die m(>glichst 

 genaue Messung einer Winkelgröße ankommt, empfiehlt. 



Die Haupt-Fehlerquellen. 



Alle Beobachtungen von Brechungsexponenten, welche auf die 

 äußerste Genauigkeit Anspruch machen, sind nach der Methode des 

 Minimums, der Ablenkung ausgeführt. Die meisten der maßgebenden 

 Beobachter bedienten sich dabei eines Meyerstein'schen Spektrometers. 

 das, wie schon oben erwähnt wurde, nur den brechenden Winkel >f 

 des Prismas, nicht aber die von demselben verursachte Ablenkung ö zu 

 repetieren erlaubte. Nun lehrt aber ein Blick auf die bekannte Formel 



• <P + ^ 

 n = , daß ein etwaiger Fehler in der Bestimmung von q> im 



sm ^ 

 2 



20 



