II. Ein Verfahren ziii' ueiiancifii IJcstnmimiii: von Hrerhniiosexponentfii. ;)(;7 



eiiiei- solchen Platte her — dies \\ürde sich ja hncht konstatieren 

 lassen — sondern es heruhen dieselhen vielmehr auf einer schwachen 

 I)iegung der ganzen Platte, an der hei parallehvandigen Platten eheii 

 die heiden Flächen in gleichem Maße heteiligt sind. Schon die l'nter- 

 snchung gewöhnlichen Spiegelglases zeigt, daß fast in jeder gr()ßeren 

 Platte Stellen vorhanden sind, wo die heiden Fadenkrenzhilder des 

 Gauß'schen Okulars zusammenfallen, und an denen also die heiden 

 Flächen parallel sein müssen. Schneidet man aher die betreffende 

 Stelle heraus und untersucht sie nach dem bei Optikern gebräuch- 

 lichen Verfahien der schrägen Spiegelung näher auf die Planität 

 ihrer Flächen, so findet man. zumal hei dünneren Glassorten, so 

 außeroi-dentlichc Verhiegungen. daß ich den Gedanken, mir auf diesem 

 Wege zwei planparallele Verschlußplatten zu verschaffen, ein für alle 

 mal aufgegeben habe. 



Aus diesen Gründen genügt es auch nicht, wie dies von vielen 

 Peobachtern nach eigener Angabe geschah, sich von der (rüte seines 

 Hohlprismas nur dadurch zu überzeugen, daß man dasselbe leer auf 

 den Spektrometertisch setzt und dann darauf achtet, daß der durch 

 die Platten desselben betrachtete Spalt nicht gegen seine normale Lage 

 verschollen ist. Denn es ist eiideuchtend. daß das letztere höchstens 

 ein iJeweis dafür sein kaini. daß die Wämle der Platten parallel sind, 

 keineswegs aber dafür, daß sie auch plan sind, eine Eigenschaft, die. 

 wie man sogleich sehen wird, auch bei den aus optischen Werkstätten 

 hervorgegangenen Platten kaum jemals erreicht sein dürfte. Statt aller 

 anderen Beispiele hierfür führe ich nur die folgende Fntersuchung an. 

 die auch noch in anderer Hinsicht von Interesse sein dürfte. 



Ich brauchte zum Verschlusse meines Flüssigkeitsprismas zwei 

 planparallele Glasplatten. Da die von einer hiesigen bekannten Firma, 

 gelieferten trotz mehrfacher Xachpolitur mich durchaus nicht be- 

 friedigen konnten, so wandte ich mich an die sich speziell mit der 

 Konstruktion von Sextanten beschäftigende Anstalt von ('. Plath hie- 

 sell)st. Dieselbe ließ für mich von ihrem ständigen Lieferenten in 

 Fngiand zwei ,.möglichst vollkonmiene" Plangläser von 40/40 mm 

 konnnen, die sich thatsächlich, nach dem oben angegebenen Verfahren 

 untersucht, als scheinbar fehlerfrei erwiese«. Das von ihnen unter 

 schräger Licidenz zurückgeworfene Bild des Spektrometerspaltes war 

 weder doppelt noch auch, verglichen mit dem direkt ])etrachteten 

 Spaltbilde, merklich weniger scharf, so daß ich sowohl an der Parallelität 

 wie auch an der Planität ihrer Flächen nicht zweifelte. 



Diese Platten wurden dann mit Siegellack auf den durchbohrten 

 Glaskörper des Flüssigkeitsprismas gekittet, und nun dei- brechende 



