II. Ein Verfahren zur oenaneren Bestimniuno von Breohungsexponenten. 277 



Arbeit nur die Ablesungsfehler, im ersteren dagegen /ugleicli auch 

 diejenigen der Einstellung trifft, die. zumal bei der Bestimmung der 

 Dispersion, weit erheblicher sind als jene. 



Noch ein Punkt indessen scheint bei der hier vorgeschlagenen 

 Art der Bestimmung der Dispersion Schwierigkeiten zu machen. Damit 

 nämlich das Verfahren theoretisch berechtigt ist. ist es offenbar not- 

 wendig, daß die vm-schiedenen Einstellungen auf die zu vergleichenden 

 b'arben genau bei derselben Temperatur gemacht werden, eine Be- 

 dinuune;. die mit einem üewcihnlichen Prisma nicht so leicht zu erfüllen 

 sein dürfte. Man entgeht dieser Schwierigkeit sehr einfach in folgender 

 Weise. Man benutzt wieder wie früher einmal das nach hnks und 

 einmal das nach rechts abgelenkte Spektrum, stellt also zunächst im 

 ersten, jedesmal unter Anmerkung der Temperatur, nach und nach 

 auf alle in Frage kommenden Farbengattungen ein und verfährt dann 

 genau so im rechten Spektrnni. Der Winkelunterschied zweier ent- 

 sprechenden Einstellungen stellt dann die doi)peIte AbU^nkung des 

 betreffenden Strahles für das Mittel der Ijeiden Einstellungstemperaturen 

 dai'. So erhält man die Al)lenkungen für die verschiedenen Farben 

 allerdings nicht ganz genau für dieselbe Temperatur — was ja übrigens 

 bei dem gewöhnlichen Verfahren auch nie der Fnll ist — indessen 

 kann man die Zimmertemperatur leicht so regulieren, daü die ver- 

 schiedenen Temperaturmittel liöchstens einige Zehntel eines Orades 

 auseinanderliegen, so daß es also nur einer ganz geringfügigen Korrektion 

 bedarf, um alle Farben auf diest'lbe mittlere Temperatur zn re<lnziej-en. 



Das folgende Beispiel wird das Gesagte näher erläutern. 



Tabelle VIII. 



HesfiiniuTiiig' dei* IMsiMM'sioii des Wassers. Thermometer- iiiid 



Spektrometerablesiingeii. 



33 



