— 283 — 

 por t;il triiisa rimane misiirato, od a tale slrumcnto diede 

 il lioiiK! (li Olii^ocronomclro. Qiiantunqiio io noii ii^noras- 

 si clio in (ali inaleric sia trnppo facile iniinaginare dcf^li 

 ai'lificii, clio apparcntemcnlc opportuni a rag^iuiigcrc Io 

 scopo, riescono poi IncUi (|uandu sono sottoposli alia pro- 

 va (UH'csperienza , pure nel fascicolo 7-4." di <]iiel Gior- 

 nalo cho nel 1827 si stampava in Trcviso , io pubbli- 

 cai alciini pensieri intorno a due niiovc manicre di Oli- 

 gocrononielro. Un' idea alFallo simile al scconilo dei niiei 

 ()li;^ocronometri la vidi menzionata in una rcclamazione 

 del celebre lisico \n'^\ese\\h<ia\.s\.ouc{CoMp(esrenrJu<t de 

 r Aradrmir des sciences, ^Q> 7nai 4845). Scorgcndo cosi 

 chc la niia idea ha poluto csscrc ulilmentc realizzata, non 

 credo inopportune di farvene iin breve ccnno, e di additarvi 

 inollre un' ag^'iunta chc mi scmbra acconcia a rcnderc 

 piu facile e precise I'uso di (piell^ Oligocronometro, o Cro- 

 noscopio, come con mcno esalta dcnominazione vicne ora 

 chiamato. 



Io pcnsai di applicare al tempo quell'artificio, die 

 sollo il nonic di vernier o nonio serve tanto utilmente 

 alia misura delle piccolissime lunghezze. Tutti sanno chc 

 il nonio consiste in scale di parti uguali , stabilmente 

 unite alle due estremita, della hinghezza die vuol misurarsi. 

 Una dellc scale e divisa (dicasi in via di esempio) in milli- 

 mclri, e 1' altra scala e foimata dividendo in dieci par- 

 ti uguali la lunghczza di nove niillimetrij dal chc viene 

 che se la estremitA di questa sopravanzi ad un segno della 

 prima di un sdIo decimo di millimctro, cio sara falto pa- 

 lese dalla perfetta coincidenza dei due prossimi segni 

 delle due scalej che se invecc le estremita delle scale sieno 

 discoste di due dccimillimetri, saranno coincidenti i secondi 

 segni delle loro due scale, e cost di seguito. In tal maoicra, 



