— 517 — 

 cere questa rcsislcnza; sicclic saranno seinpre da aggiun- 

 gcrsi una o piii atmosfcre per laic oggello, c questa sa- 

 rebhc lievissima obbiczionc. Sccondo pern lo slalo del 

 cuoio ond' e fatlo I'anello, varicrii forse aUjuanlo la rosi- 

 stenza di quell' atlrito, cd anclic secondo la divcrsa tein- 

 pcratiira; ma spero clie (picsle variazloni non saranno di 

 grande enlit;^, niassimc facendo di vclro i cilindri B cd E ; 

 e che sari facile del rcsto a riconoscerle prima di fare gli 

 sperinienli per tenerne conto. 



In talc niodo io diviscrei fare questo nianometro- 

 grafo per Ic altc pressioni , slromento che non so di 

 aver veduto indicalo da allri, c che credo essenziale pe- 

 gli usi ciii c (lestinato il torciiio idraulico di cui ho diret- 

 lo la coslruzione. A voi rassoggctto, accio vogliale indicar- 

 mi sc vi si alfacci conlro csso qualche obbietlo o di(Ticolt.1, 

 sc sapesie suggcrirnii un piu adatto arlifizio. 



Non dehbo terminarc questi cenni senza indicare che 

 se, per quanto io mi sappia, dell'insieme di tali niezzi non 

 si fcce mai uso per manometrografi, i varii principii pero 

 daiquali sono partilo vennero altrevollepropostiedapplicali 

 all'indiistria. Cosi in alcune macchine a vapore si adopcro 

 uno stanlufTo prcmuto da una moUa o da un peso con leva 

 niolto inclinala all'orizzonte per conosccre la interna tcn- 

 sione dal grado cui si comprinieva la molla ocui sollevava- 

 si il peso, ed anche per aprire una uscita al vapore quando 

 questa tensionc giiigncva ad un cerlo limitc. Proposi e co- 

 struii molli anni addietro un baronielro nel quale un peso 

 che si allontanava dal centro misurava il crescere o scema- 

 rc della pressionc dcll'aria, ed altro ne feci pur costruire a 

 colonna corta di nicrcurio soslituendo il carico di un peso 

 ad una parte della colonna mercutialc. Su questo stesso 

 prlncipio si costrui una bilancia per piccoli pesi, ed una se 



