142 Gesellschaft natur/ursc/iender Freunde. 



erreichend; die Längenverhältnisse der Glieder denen bei L. 

 Hilgendorfi sehr ähnlich, nur ist das HandoJied nebst den 

 Haupt- und den zwei Auxiliarklauen verhältnissniässig länger 

 und schlanker. Das vierte Glied — wie häulig bei weiblichen 

 Pycnogoniden — angeschMollen. Alle Beinglieder sind mit 

 langen , in Längsreihen angeordneten und z. Th. von scharf 

 markirten Basalhöckern entspringenden Stachelborsten bewehrt. 

 Die concave Seite des Handgliedes trägt kurze Stachelspitzen, 

 von denen die untersten die stärksten sind. 

 F'arbe bräunlich. 



Länge des gesammten Körpers cca. 7,5 Min. 



„ des Rostrum 3 ,, 



„ des Abdomen 2 „ 



„ der Beine. ...... 11,5 „ 



Herr WeBSKY zeigte ein von R. Fuess gebautes Woi,- 

 L ASTON'sches Reflections-Goniometer, welches durch 

 Verwerthung einiger älteren, fast in Vergessenheit gerathener 

 Zuthaten zu einem sehr handlichen Instrumente umgestaltet ist. 



Die Centrir- und Justir- Vorrichtung hat ausser dem be- 

 kannten Doppelknie noch eine radiale Schlittenverschiebung 

 und einen Centrumzeiger; letzterer ist eine leicht verschiebbare, 

 der Länge nach durch die innere Limbusaxe gehende Spindel, 

 welche an dem Ende zu einer genau in der Mitte liegenden 

 Kante abgefeilt ist. Wenn man den zu messenden Krystall 

 mit Hülfe des Trägers so stellt, dass die zu messende Kante 

 mit der des Centrumszeigers zusammenfällt, so erblickt man 

 alsbald den Reflex des Signals im Gesichtsfelde des Beobach- 

 tungsfernrohres, so dass das Feinjustiren nur in einer kleinen 

 Verschiebung unter dem Fernrohr besteht. Auf der ziemlich 

 schweren marmornen Grundplatte ist in der Richtung des 

 Beobachtungsfernrohres ein um eine Axe kippender Spiegel an- 

 gebracht, welche genau mit der Limbus-Axe parallel steht. 



Alle beim Kippen des Spiegels durch das Fadenkreuz des 

 Fernrohres gehenden Bilder rühren von Gegenständen her, die 

 in einer dem Limbus parallelen Ebene liegen. Das Goniometer 

 ist daher sogleich nach dem Herausnehmen aus dem Schutz- 

 kasten zu Messungen adaptirt. 



