160 Gesellschuft natur/orschender Freunde. 



zu untersuchenden Körpers eintritt, wenn diese Fläche mit 

 einer Flüssigkeit bedeckt wird , welche stärker bricht als der 

 zu untersuchende Körper. Es ist ein Vorzug der Methode, 

 dass sie auf durchsichtige und undurchsichtige Substanzen in 

 gleicher Weise angewendet werden kann. Ihr Werth für kry- 

 stallographische Untersuchungen wird jedoch besonders dadurch 

 erhöht, dass sie die Ermittelung der Constanten der Licht- 

 bewegung in doppeltbrechenden Krystallen unter einfacheren 

 Bedingungen gestattet, als alle übrigen, demselben Zwecke 

 dienenden Methoden. Herr Kohlrausch hat nicht allein durch 

 die Ableitung dieser Bedingungen aus den bekannten Gesetzen 

 über die Bewegung des Lichtes in Krystallen den Bereich der 

 Anwendungen jener Methode erweitert: er hat gleichzeitig unter 

 theilweiser Benutzung eines von Herrn E. Wiüdemann herrüh- 

 renden Verfahrens die Handhabung der WoLLASTON'schen Me- 

 thode erheblich vereinfacht und die Genauigkeit derselben 

 gesteigert. Das von Herrn Kohluausch construirte , Total- 

 reflectometer benannte Instrument besteht aus einem weithal- 

 sigen Fläschchen mit einer ebenen Wand, einem das Fläsch- 

 chen bedeckenden horizontalen Theilkveise, in dessen Centrum 

 sich eine zur Aufnahme einer verticalen Objectträgeraxe die- 

 nende und mit einem Noniusarm versehene Hülse befindet, und 

 aus einem kleinen, die Visirrichtung fixirenden, schwach ver- 

 grössernden Fernrohr mit Fadenkreuz. Mit Ausnahme des 

 Fläschchens und des Objectträgers sind die wesentlichen Theile 

 des Totalreflectometers an den Reflexionsgoniometern nach dem 

 System Malus - Babinkt, wie sie Herr R. Fuess seit einer 

 Reihe von Jahren für mineralogische Institute construirt, ver- 

 treten. Es liegt daher die Aufforderung nahe, den Goniometern 

 Vorrichtungen beizugeben, welche gestatten, diese Instrumente 

 auch für die Zwecke des Totalreflectometers zu benutzen. Das 

 vorliegende Reflexionsgoniometer entspricht , abgesehen von 

 unwesentlichen Abänderungen, dem von Herrn P. GnoxH (Phy- 

 sikalische Krystallographie 187G pag. 460) beschriebenen und 

 auf Taf. IL Fig. 3 abgebildeten Instrumente. An die den 

 Collimator tragende Säule ist nun ein horizontaler Arm ge- 

 schraubt, welcher ein cylindrisches Glasgefäss trägt, derart, 

 dass die Axe des Gefässes mit der Drehungsaxe des Theil- 



