Sifcinuj vom 16. Dccemher 1879. 161 



kreises annähernd zusaninienfällt. Das Glasgefäss ist von zwei, 

 um den vierten Tlieil des Umfanges von einander entfernten 

 Stellen der Wandung kreisförmig ausgeschnitten und mit plan- 

 parallelen Glasplatten bedeckt. Eine dieser Glasplatten steht 

 senkrecht zur optischen Axe des CoUiraators; sie ist ange- 

 bracht worden, um das Signal des CoUimators zum Einstellen 

 der Objectplatte benutzen zu können. Das um die Axe des 

 Theilkreises drehbare Beobachtungsfernrohr des Goniometers 

 ist so einzustellen , dass seine optische Axe senkrecht zur 

 zweiten Glasplatte steht. Dem Centrir- und Justirkopf wird 

 an Stelle des Tischchens ein Knie aufgesetzt, dessen verticaler 

 dreikantiger Balken durch Drehung der Krystallträgeraxe um 

 das Glasgefäss herumgeführt werden kann. Auf diesen Balken 

 wird eine Hülse geschoben, von der ein horizontaler Arm in 

 der Richtung auf die Drehungsaxe des Theilkreises ausgeht. 

 An der Stelle des Schnittpunktes des Armes mit der Drehungs- 

 axe ist der erstere durchbohrt und damit zur Aufnahme einer 

 verticalen Axe vorbereitet, welche an ihrem unteren Ende mit 

 den zur Befestigung des Objectes bestimmten Vorrichtungen 

 versehen ist. Herr R. Füess hat zwei, verschiedenen Zwecken 

 dienende Objectträger construirt, welche beziehungsweise den 

 von R. und W. Kohlradsch^) angegebenen Objectträgern ent- 

 sprechen. Bei dem einen derselben wird das Object durch 

 zwei feine, verstellbare Stahlfedern an eine, von einem ver- 

 schiebbaren horizontalen Schlitten getragene verticale Metall- 

 wand angedrückt. Die verticale Axe des zweiten Object- 

 trägers ist durchbohrt und umschliesst eine von ihrem unteren 

 Ende mit einem Triebe versehene Axe. Das Trieb greift in 

 den verzahnten Rand einer cylindrischen Hülse, welche sich 

 auf einer, mit der äusseren Axe des Objectträgers fest ver- 

 bundenen Metallplatte drehen lässt. Die äussere Wandung der 

 Hülse ist von fünf zu fünf Graden getheilt. Der Betrag der 

 Drehung der Hülse wird an einem Index auf der Metallplatte 

 abgelesen. Das Object wird in einen kurzen Korkcylinder und 

 mit diesem in jene Hülse eingesetzt. 



Derselbe legte ein von dem Mechaniker R. Füess con- 

 struirtes Anl egegoniometer vor. 



1) WiEDEMANN, Annalcn, 1879, Bd. VI. pag. 94. 



