DEL PROF. CARLO CONTI i ft 



mo nclla letlura dell' altezza l'ccccsso rapprcsentalo da ,,/. Ora se l'er- 



rore i arriva a 10 secondi c sia la distanza / di 200 metri quell ' ec- 

 cesso arrivera quasi al centimetro, quanlita Iroppo grande quandosi pretenda 

 di colpire il millimetro. Un talc risultato ne porge ulili ammaestramenti. 

 Vedesi dapprima come sia vano il pretendere all'esaltezza cntro il millimetro 

 se la bolla e leuta, se langolo corrispondenle ad ogni particella superi i dieci 

 secondi ; mentre, per quanta cautela si adoperi nel metier giusta la holla, e 

 assai difficile di 11011 isbagliare di qualche frazione di particella. Poi si mani- 

 festa aneor piu la necessita di graduare il livello ossia di conoscere il numero 

 di secondi corrispondenle ad ogni particella, senza di die 11011 si pub giudicare 

 retlamentc del grado di precisione, al quale e concesso di pervenire. 



§. ft Delhi maniera di averc un distanziometro col livello 



(i cannocchia/e. 



1 4- Avcndo delto come col soccorso della bolla si possa misurare la 

 distanza del cannoccbiale da 11110 scopo. si fa toslo manifesto aversi nel livello 

 a cannocchiale un distanziometro. Ma abbiamo pur osservato che quel metodo 

 e grossolano, infalti se il livello emollo sensibile da segnare due tre secondi 

 per particella, anche col movimento di trenta particelle risulterebbe angolo 

 troppo piccolo a fondarvi sopra la determinazionc di una distanza. e se il 

 livello e lento da segnare quindici venti secondi per particella 1' errore di 

 una mczza particella nello stabilire I arco di trascorrimento porta effetto 

 considerevole. Ecco il semplice mezzo di ridurre un livello a cannoccbiale 

 opportuno alia determinazionc delle distanze. Alia banda dell" obbietlivo sia 

 la bolla impcriiata slabilmente col cannoccbiale, dall'altra abbia un raovimenlo 

 di certa eslensione da otlenersi con vile a passo minuto, ed una vile di pres- 

 sione possa fissarla ove aggrada. In breve il congegno per la rcttifica del can- 

 noccbiale abbia maggior eslensione cbc nella costruzione ordinaria, II livello 

 poi sia sensibile da non indicare piu di due tre secondi per particella e la 



