DEL PROF. CARLO COST! l^j 



marsi allra posizione. Ne deriva percio la couseguenza die 1 assc del can- 

 nocchiale non ballcva giustamente 1' orizzontale nella collimazionc, c la devia- 

 zionc viene data dalla posizione del mezzo delta bolla quando e ferma. Anche 

 l'lngegnere piu scrupoloso non si fa carico di rimettere la holla, quando lo 

 spostaraento non superi una particella. Pure abbiamo vedtito che questo diva- 

 rio dal giusto puo nienare a qualche millimelro nell'altezza, nel qual caso 

 dovrebbesi dire die la livellazione va esalta enlro il cenlimetro soltanto e 

 non entro il millimetro come si pretende. 



•i.\. lo crederei piu opportuno mettere la bolla mollo dappresso al 

 vero sito, e falta la rollimazione, ed acquetata la bolla. leggere la posizione 

 del suo mezzo, ed a lato dell' allezza dello scopo die si melte in registro, 

 inserirvi tal posizione. Con questi dali e facile cosa d'applicare la dovuta 

 correzionc. Infatli dicendo r il rapporto fra il numcro dei second; corri- 

 spondenti ad una particella ed li": n il numero ddlc parlicelle di cui 

 il mezzo pende verso lo .scopo, ed a la distanza, avremo da togliere 

 da A la quantila ma. Quindi sc siasi appareccbiata una tabella con- 

 tenente il valorc di ar di died in died metri quella correzionc puo tosto 

 applicarsi senza bisogno di vcrun calcolo. E inutile poi 1' osservare che se il 

 mezzo della bolla pende dalla banda dell' oculare, la correzionc dovra essere 

 additiva. Per il die potrebbesi a dirillura fissare questa norma, di prendere 

 positive le particellc della bolla dalla banda dell' oculare, e negative quelle 

 che sono verso 1' obbiettivo. 



25. Quando \\\\ operatore si fosse abituato a questo proccsso, che cer- 

 tamente non e difficile, potrebbesi fadlitare di molto la collimazionc. La per- 

 sona die muovc lo scopo deve innalzarlo od abhassarlo a seconda del cenno 

 convenuto, ma non cos'i presto arriva a collocarlo nel giusto sito. 3Iettiamo 

 die lo scopo sia dappresso, alia distanza di qualche millimelro, c die 1' ope- 

 ratore muova di quel tanto il cannocchiale <la imbroccarc giustamente nella 

 linea fondamenlale dello scopo; dopo aver fatto die la persona fermi lo scopo 

 scorrevole all'asta, eseguita la rollimazione si notera il limite della bolla all'o- 

 culare ed all' obbiettivo, c con questi dati. come fu dello, si rilevera 1'altezza, 

 certainente con maggiore precisione del metodo usuale. Cos 



