1^.8 CR1TERI0 PER LA LIVELLAZIONE TOPOGRAFICA 



chiara l' importanza di ben conoscere la graduazione dclla holla, senza di che 

 ne puo aversi criterio del limitc degli error! chc si possono commettere, ne si 

 possono usare questi metodi a mio credere ulilissimi. 



§. G.° Priino mctodo per assicurarsi dell' esattezza 

 dclla Iwellazione. 



2G. Sia collocato il livello fra i due scopi, c sul suolo, al piede della 

 verlicale passante pel centro dell' obbicltivo rivolto al conseguente, si metta 

 un caviccbio; poi posandovi sopra l'asta si prenda csallamcnte l'altczza del 

 centro deH'obbieltivo. Trasportato il livello nella nuova stazione si batta 

 l'asta cbe ha misuralo l'altezza del centro dell' obbieltivo, poi l'anlecedentc 

 come lo si fa ncl consueto andamento. Dicasi L la distanza del punto ora 

 collimato da qucllo cbe corrispondeva al centro dell' obbicltivo, sia D la 

 differenza dclle altezze Iettc sull'asta del conseguente della precedente stazio- 

 ne; dal confronto di L con D polremo ricavare un certo criterio del- 

 1' esattezza della lcttura e della reltifica del cannoccbialc. 



M 



S L 



// 



27. Sia 1' asse ollico del 

 cannoccbialc elevato dalla par- 

 te dcITobbicltivo di un angolo 

 /\ ; sia e 1 elevazione del cen- 

 tro 0' dello slrumenlo nella 

 seconda stazione sul centro 

 della prima, riguardo aU'oriz- 

 zonlalc OH condolla per que- 

 sto punto. 



Sia AM l'asta antecedenle riguardo alia stazione S; sia 

 l'asta al livello. CIS l'asta conseguente. Diciamo / la lunghezza 

 del cannoccbialc dal centro all' obbicltivo. La distanza fra LP ed 

 sia d; quella fra OS' c CN sia d'; la distanza fra OS' 

 LP sia d'. Diciamo §,§',&" gli angoli compresi fra le analogbe 



o 



LP 

 Om 



NC 



ed 



ver- 



