I 62 CRITERIO PER LA LIVELLAZIONE TOPOGRAFICA 



Si fa poi manifesto die per livellare converra colla vile rimettere la bolla 

 i poslo, accioccbe il cannoccbiale torni in rettifica. 



y4- Meiodo di Uvellazione senza mettere la holla nel mezzo. 



Quando il filo e presso alio scopo, cosiche per piccolo raovimento, il quale 

 non porti la bolla fuori della scala di divisione, si possa portare il filo in 

 coincidenza, facciasi fermare lo scopo sulla biffa. Fatta la collimazione, intanlo 

 die viene lelta e riveduta I'altezza, la bolla si riposera. Riposata la bolla, leg- 

 gasi la posizione de' suoi estremi, e si trovi la posizione del centre 



La correzione espressa in raillimetri, da applicarsi all' allezza letta, si 

 avra colla seguenle regola. 



Si moltiplichi il ninnero delle particelle di cui e spostalo il centro per 

 la dislanza, e pel rapporto dei secondi corrispoiulenti ad una parlicella al 

 numero costante 206 . Se il centro pende verso 1' oculare la correzione 

 sara addittiva, se il centro e verso 1' obbiettivo la correzione sara sottrattiva. 



75. Esemnio. La bolla segna per parlicella i3"; la distanza della biffa 

 dal livello e di \^o melri ; il centro pende verso 1' obbiettivo di 3,2 

 particelle. Si trovera la correzione di millimetri 28 e si leverii dalla di- 

 stanza letta sulla biffa. 



76. Yolendo ricorrere a formula algebrica, diremo p la divisione cui 

 corrisponde l'estremo oculare. r quella cui corrisponde 1 estremo obbiet- 

 tivo ; d la distanza in metri della biffa dal livello ; / il numero dei 

 secondi per particella ; e la correzione die applicasi all' allezza in mil- 

 limetri. Avremo 



Quesla formula dara anche il segno con cui va applicata la correzione, pur- 

 cbe la divisione verso 1 obbiettivo si prenda negaliva, e positiva 1 altra die 

 procede dalla banda dell' oculare. 



77. Potrebbesi anclie usare della formula piu semplice 



_ idt (/J-+- r) 

 1 OOO 



percbe 1 errore proveniente dal mutato denominatore e trascurabile. 



