148 3 ANALES 
do. En los tubos capilares hay otro efecto; y es que 
baxando el azogue con mas lentitud , suele adherir el 
- que baxa al que esta en la esferilla á cierta distancia, 
de suerte que se llena esta, quedando á un lado la por- 
cioncilla de ayre. Esta es una de las causas de las 
puntas de ayre que se advierten en los mejores termó- 
metros; y es menester cierta atencion y cuidado pa- 
ra hacer reunir este ayre en el cuello de la esferilla. 
Para sacarlo, aunque á veces no se percibe que lo 
haya, aconseja Mr. de Luc el que se hierva de nue- 
vo el termómetro, y despues que se aparta de las bra- 
sas, y que el azogue baxa y llena la esferilla, se qui. 
te inmediatamente el azogue que queda en el cucuru- 
cho ó bola de arriba. Entónces el que queda en el tu- 
bo baxa y entra todo en la esferilla, con lo qual el ay-. 
re no queda interceptado entre el azogue. Para llenar- 
lo despues enseña de Luc que se caliente el tubo po- 
co á poco, y al mismo tiempo se vaya calentando la 
esferilla para que suba el azogue, y vaya sucesivas 
mente pasando por el tubo calentado. Este método es 
el que yo he seguido; pero es necesaria cierta precau- 
cion que no es nada trivial. Debe ponerse la-esferilla 
sobre las brasas , teniendo el tubo vertical, hasta que 
el azogue salga del cuello de la esferilla, pues si ántes 
de esto se inclina el tubo, queda el ayre dentro. A 
veces tambien el azogue al calentarse, sube mas de un 
lado que del otro, y entra en el tubo dexando ayre 
en la esferilla , lo que pide cierta atencion. Esta es otra 
de las causas de las puntas de ayre que quedan en los 
termo d iboinasó 
Atendido, pues, este punto, no hay mas que ca- 
lentar bien el tubo sucesivamente, y al mismo tiempo 
calentar la esferilla para que el azogue vaya subiendo 
por el tubo caliente. Quando ya está cerca del extre- 
