152 ' ANALES 
ayre á un lado, y que al enfriarse baxe el azogue, 
permaneciendo fixa la porcioncilla de ayre, que unas 
veces es visible y otras no, hasta que por fin se queda 
en la parte superior del tubo. A veces se separa el 
azogue, despues de haber baxado un poco; pero ca- 
lentando la esferilla y usando de maña y paciencia se 
le vuelve á hacer unir. En unas ocasiones se necesita 
que el azogue baxe lentamente, y esto es lo mas co- 
mun; en otras conviene acelerar su descenso. Tam- 
bien hay casos en que es menester dar algun sacudi= 
miento, quando no se reune la columna ; pero de mo- 
do que el azogue no salte hácia arriba. De esta mane- 
ya se logra en algunos casos dividir el ayre en dos ó 
tres partes, que se hacen pasar sucesivamente á la par- 
te superior del tubo. Yo he sacado á un termómetro 
frances, sin abrirlo, una cantidad de ayre que en el 
tubo ocupaba una línea de largo. En suma por mas 
que el azogue se separe, sea en el cuello de la esferi- 
lla, sea en el tubo, siempre se puede lograr el hacer 
pasar estas porcioncillas de ayre por pequeñas que sean, 
á la parte superior del tubo. Es verdad que el azogue 
se separa muchas veces seguidas en un mismo punto, 
y es menester tener la paciencia de repetir y continuar 
dicha operacion; pero esta paciencia y algun tiempo 
se requieren para tener termómetros perfectamente 
purgados de ayre y, de humedad. 
Quando el termómetro se halla en este estado, el 
azogue no corre con facilidad por el tubo, sin darle un 
regular sacudimiento. Al desprenderse el azogue, se 
oye una especie de silbido, y al cerrarse el vacío se 
ve cierta fluidez en el azogue, de suerte que si el tu- 
bo no es muy capilar y se endereza con alguna pron- 
titud, saltan á uno y otro lado las partículas del azo- 
gue. El vacío no se abre siempre en el mismo punto 
