DE HISTORIA NATURAL. 153 
donde antes se cerró. Ultimamente, si se calienta la 
esferilla, la superficie del azogue permanece tersa y 
sin puntos ó ampollitas. “Tales son las señales para co» 
nocer si el azogue del termómetro tiene la pureza 
y homogencidad que se necesita para su perfeccion. 
Por este medio.los termómetros se acercarán mas 
- y mas á ser comparables; y ademas de la: exáctitud 
que darán á las observaciones, se ve que hechos de es- 
ta manera, será fácil por el método dicho, reunir la 
columna de azogue, si por alguna casualidad se sepa» 
ra, sin recurrir nunca á la fuerza centrífuga que suele 
mas ocultar el daño, que remediarlo. 
Los termómetros que tienen este grado de perfec- 
cion; resisten al agua hirviendo, sin dividirse la co- 
lumna de azogue, aunque todo el tubo esté metido en 
ella. El. punto del agua hirviendo es fio; lo que es 
muy importante. | 
«7 Finalmente, luego que el termómetro está en es- 
tos términos, se saca el azogue que se juzga necesario 
afin de que haga la escala que se cree conveniente; y 
se cierra enteramente el termómetro, sin dexar ayre 
en el tubo. e : 
Para la graduacion del termómetro están conveni- 
dos los Físicos en tomar dos puntos fixos, que son el 
del deshielo, ó:el hielo que se derrite, y el del agua 
hirviendo; y este intervalo lo dividen en cierto nú- 
mero de partes iguales á que llaman grados. - 
+ En quanto al primer punto -ó término fixo , es sa= 
bido que el hielo al liquidarse tiene siempre la misma 
temperatura. La operacion se reduce pues á meter el 
termómetro entre hielo machacado, que en un aposen- 
to siempre se derrite, y señalar con un hilo el punto 
donde baxa el azogue. Conviene que toda la parte del 
tubo en que hay azogue esté entre el hielo. G 
— 
