154 ANALES 
Para tomar el otro punto 'ó término fixo seidebe 
tambien meter todo :el termómetro en el agua-:hir- 
viendo. Es verdad que si el termómetro no está: per- 
fectamente purgado de ayre, el azogue se divide, y 
alargándose la columna, se tiene el punto fixo mas'al- 
to de lo que realmente le corresponde. Es pues necesa- 
rio observar si hay esta separacion ; y. solo lo advierto 
porque se me ha puesto esta objecion..Por.mi parte 
puedo asegurar que no he observado tal separacion en 
cerca de cien termómetros que he probado de: esta 
manera; pero que de otros termómetros, hechos por 
buenos artistas, no ha dado la casualidad de que una 
solo resista al agua hirviendo sin dividirse el azogue. 
Este punto del agua hirviendo, en estos termó- 
metros es fixo, quando al contario varía mucho: si-los 
termómetros no estan bien purgados de ayre;.y princis 
palmente varía si hay ayre en la parte-superior del tu- 
bo; porque segun este está mas Ó menos comprimido, 
así comprime mas ó menos el ayre que está en-la es+ 
ferilla. Esta es una ventaja grande dimanada de purs 
gar bien de ayre el termómetro. El azogue, metido el 
termómetro en el agua hirviendo, se fixa en un punto, 
sin aquellas oscilaciones que suelen verse en otros 'ter- 
mómetros, salvo el caso en que estas oscilaciones de> 
penden de la corriente del ayre, que-enfria el vaso 
donde se hierve el agua. ? | 
Esta práctica parece indispensable para conseguir 
que los: termómetros se «acerquen á ser comparables. 
De estar suerte todo: el azogue de la esferilla y del tu- 
bo adquiere igual grado de calor, y ademas el tubo 
se dilata igualmente por todas partes; lo que parece 
necesario no solo para el objeto propuesto, sino para 
la exáctitud de las observaciones que se hacen al ayre, 
pues entónces todo el termómetro está expuesto á 
