158 CNN A LES 
Luc intervalo fundamental del termómetro. 
La altura del barómetro que hemos adoptado pa- 
ra determinar el intervalo fundamental del termómé- 
tro, no es nada cómoda para los que habitamos en 
Madrid , donde la altura media del barómetro es de 
303 pulgadas nuestras, y nunca llega á las 31 pulga- 
das. Para evitar las correcciones que habria que hacer 
á las observaciones termométricas, es menester pues 
corregir el intervalo fundamental hallado 4 la presion 
comun de la atmósfera en Madrid, y reducirlo 4 lo 
que seria sl el barómetro señalase 323 pulgadas nues= 
tras. Para conseguir esto, veamos lo que enseña de Luc 
en su excelente obra intitulada: Recherches sur les 
modifications de l' Atmosphere tom. 4. cap. 6. 
Ya se sabe que el intervalo fundamental dividido 
en 80 partes ó grados es una de las escalas conoci- 
das del termómetro, y esta es á la que se refiere lo 
que dice Mr. de Luc sobre este punto. De sus experi= 
mentos sobre el calor del agua hirviendo hechos en los 
montes, 4 diferentes presiones de la atmósfera, saca 
Mr. de Luc la regla para hallar el intervalo fundamen- 
tal del termómetro en qualquier caso. Sea h la altura 
del barómetro en 16 avos de línea; y el intervalo fun-' 
damental que se busca, comparado con el del termóme- 
tro de Mr. de Luc es 0,00000495 L.h— 103,87 gra- 
dos. del termómetro de Mr. de Luc. 
Pero Mr. de Luc señala 80 grados en el punto del 
agua hirviendo á la presion de 27 pulgadas france- 
sas *. Empleemos pues su misma regla para corregir 
el intervalo fundamental de su termómetro y reducir- 
lo á lo que seria á la presion de 28 pulgadas francesas 
1 Aunque las pulgadas de que usa Mr. de Lua don de la toez, 
sa de Mr. de Mairan, que es + de. línea mas corta que la toesa de 
la Academia, esta diferencia no influye en el caso presente. 
