162 ; á ANALES 
Hemos dicho las precauciones y medios que se de- 
ben emplear para que los termómetros estén bien pur- . 
- gados de ayre y humedad, y que el azogue tenga to» 
da la homogeneidad que se necesita, á fin de que sus 
dilataciones se correspondan en todos. Igualmente he- 
mos expuesto las atenciones con que se debe determi- 
nar el intervalo fundamental, á fin de que en todos 
los termómetros sea fixo y comparable. Todo esto se 
dirige á que los termómetros indiquen todos la misma 
temperatura, y pueda haber cierta exáctitud en las 
observaciones, segun se requiere para varios puntos. 
Sin embargo de todas estas precauciones y cuidados, 
los termómetros no suelen salir comparables. Entre los 
mios han salido muchos que se corresponden; hay por 
exemplo quatro ó seis que indican igual temperatura; 
otros tantos que se corresponden entre sí; pero no con 
los primeros; y así de otros. Las diferencias son en 
unos casi insensibles; en otros de ¿ de grado; en otros 
de 3 de grado; y la mayor de ¿ grado. Sin embargo 
de esto, comparados mis termómetros con otros de 
Paris y de Lóndres, los mios señalan siempre menor 
temperatura que los demas, en cierto espacio del in- 
tervalo fundamental ; lo que me ha parecido una prue- 
en el término fixo superior; » un número de grados qualquiera» 
En la escala B sean m, n/, z los números que corresponden á MM, 
m/!, x de la escala A. Se tendrá pues 
. x —m + 2—n 
mom * aa 
Esta fórmula sirve para el objeto propuesto. Supongamos que 
A es la escala de Farenheit y B la de Reaumur; y será m = 32 
m —m—=.180; n—=0; ni —2—=80; y la fórmula se reduce 
x—32 
a s Si + 
60 7 = 7" Si se pregunta ahora quantos grados de Reau- 
mur hacen 50 de Farenheit; haremos x= 505 y la fórmula 105 
dará x= == 808 grados, = 
