318 ALAGTREN AES 
tambien para juzgar de su pureza, de su estado de 
agregacion, de condensacion y de rarefaccion: todo 
lo qual se convierte en otras tantas causas inmediatas 
de movimiento ó de reposo. Por lo mismo importa 
mucho perfeccionar los instrumentos destinados á me- 
dir la gravedad, y tambien hacerlos de un uso bastan- 
te cómodo en beneficio de aquellas personas que tie- 
nen que manejarlos con freqiiencia, | 
De todos los pesalicores inventados hasta ahora 
el de Farenheit:pasa por el mas exácto, el qual, co- 
mo sabemos, tiene por principio la comparacion de los 
pesos en volúmenes constantes. Los que se han cons= 
truido para medir la densidad por el grado de sumer- 
sion pueden servir en los:obradores para dar una apro- 
ximacion suficiente al intento; pero, sin hablar aho- 
ra de la desigualdad de los tubos ni de la impertinen- 
te dificultad de hacer las escalas por observacion, ni 
tampoco del vacío que dexan los intervalos de las di- 
Visiones por: mas inmediatas . que esten, no son sus- 
ceptibles semejantes instrumentos de correccion en 
órden á las diversas temperaturas, mi se han hecho 
para estar en las manos del Físico. | 
¿La forma que Nicolson ha dado hace algunos años 
al pesálicor de Farenheit le ha hecho propio para 
_medir la densidad de los sólidos: su uso se halla ac- 
tualmente recibido: da con bastante exactitud hasta. 
la quinta decimal de la relacion con el agua tomada 
Por unidad ; y es susceptible dé correccion por las al- 
teraciones en. el temperamento, y por la impureza 
del agua que por necesidad hay que emplear algunas 
veces (Véasesel artículo arcómetro en el diccionario 
de Quim. de la Encí, lop. metod.”): de modo que pa- 
Icce no hay mas que desear sobre este asunto, FE 
++ Pero.como hasta ahora este pesalicor solamente se 
mes. 
