DE HISTORIA "NATURAL. 319 
ha construido de metal, no puede servir para las sa= 
les ni para los ácidos. Ademas sabemos que los areó= 
metros construidos segun los principios de Farenheit 
para los licores espirituosos, salinos y ácidos deben 
variarse en magnitud, figura y lastre. En unos la car= 
- ga inferior debe estar á una gran distancia de la parte 
inferior de la botellita, para conservar la situacion 
vertical; en otros hay que ponerla mas inmediata pa- 
ra operar en menores volúmenes de líquidos; aquellos 
deben ser bastante pesados para sumergirse en los áci- 
dos concentrados; estotros muy ligeros para quedar 
suspensos en el alkool; y todos proporcionados en sus 
masas y dimensiones para reunir en el punto del las- 
tre la porcion del peso adicional, que no podria poner: 
se en el platillo superior sin sacarle de la línea; de 
suerte que en realidad: se necesita una coleccion de . 
_pesalicores para satisfacer 4 los diferentes casos que 
pueden presentarse. Ap be : 
'<1 Para remediar en parte estos inconvenientes se 
pensó últimamente terminar el areómetropor un gan- 
chito para colgar arbitrariamente unas bolitas de cris- 
tal huecas por dentro y llenas de mercurio, que for- 
masen lastres de diferentes pesos 5 lo qual aun no era 
suficiente para todos los casos. Ademas he visto en 
todos los instrumentos de este género, que he podido 
observar , que no han cuidado ó no:han podido hacer 
el punto de nivel de la espiga comun para todos los 
lastres, de: modo que mudando estos era preciso mu- 
dar tambien el alambre que lleva la señal dentro de la 
espiga superior. | Id A 
Yo:he pensado que sin apartarse de los principios 
de Farenheit, haciendo solamente de- vidrio el instru- 
mento: de-Nicolson, y con alguna ligera adicion, se: 
le podia: hacen. mas general y cómodocsin disminuir en 
