LVI riiysikalisflies Staats-Tjaboratonum. 



3) Gewöhnliche Thermometer, Prüfung von 3 bis 5 Skalen- 

 stellen, ohne Eis- und Siedepunktshestimmung J^ — ,80 



4) Gewöhnliche Thermometer, Prüfung von 3 bis 5 Skalen- 

 stellen, mit Eis- und Siedepunktsbestimmung „ 1,20 



Für jede weitere Skalenstelle 20 Pfg. Ins zum höchsten 



Satze von „ 2, — 



5) Normalthermomoter, mit Eis- und Siedepunktsbestimmung 

 und Bestimmung der Nullpunktsdepression in der Siede- 

 hitze „ 3. — 



Für die ärztlichen Thermometer ist, nachdem sich die Prüfung 

 anfänglich auf die Skalenstellen 35^, 38" und 41" erstreckt hatte, 

 neuerdings in Folge vielfach geäusserter Wünsche die Prüfung der 

 5 unmittelbar auf einander folgenden, für die ärztliche Verwendung 

 besonders wichtigen Skalenstellen 



37", 38", 39", 40" und 41" 

 eingeführt worden. Die Ablesungen bei der Prüfung selbst erstrecken 

 sich im Allgemeinen bei allen in ' m Grade getheilten Thermometern 

 l)is auf Vio eines Theilstriches, also bis auf Vmo Giad, jedoch werden 

 bei den ärztlichen Thermometern in der ü})er das Ergebniss ertheilten 

 amtlichen Prüfungsbescheinigung die ermittelten l'ehler stets auf Zehntel 

 Grade abgerundet. 



Das ])ei der Thermometerprüfung angewandte Verfahren ist im 

 Wesentlichen mit dem l)ei der Kaiserlichen Normal-Aichungs-Commission 

 gebräuchlichen übereinstimmend. In dem bei uns benutzten, von dem 

 P>erichterstatter angegebenen Rotations-Prüfungsapparate wird jedoch 

 die Erhaltung einer constanten Temperatur des Wasserbades nicht, wie 

 bei den in Berlin lienutzten Pentzky'schen Apparaten, durch Dampf- 

 heizung, sondern durch leicht regulirbaren Heisswasserzufluss bewirkt; 

 die Alilesungen der Thermometer finden in Folge der Benutzung zweier 

 den Durchblick gestattender Spiegelglasplatten statt, während die 

 Thermometer sich bis oberhalb der abzulesenden Skalenstelle innerhalb 

 des Wärmwassers befinden. 



Die den I*rüfungen zu Grunde liegenden Normal -Instrumente 

 sind sämmtlich in der Werkstätte von R. Fues in Berlin aus Jena'er 

 Normal - Thermometerglas angefertigt und Seitens der Kaiserlichen 

 Normal-Aichungs-Commission an deren Haupt-Normale angeschlossen 

 Avorden. Die Fixpunkte derselben sind seit der Lieferung behufs 

 Ermittlung der Veränderlichkeit der Instrumente wiederholt neu be- 

 stimmt worden, woliei sich folgende Resultate ergeben haben: 



