zwischen dem Einfüllen des Schlammes und der Beobachtung lang 

 genug ist, so dass der Schlamm die Temperatur des Gesteins an- 

 nehmen kann , mit am besten den gewünschten Zweck erreichen 

 lassen. 



4) Ausser diesen in der Natur selbst liegenden Schwierigkeiten 

 sind aber auch die angewandten Apparate oft geeignet Fehler zu 

 erzeugen , deren Grösse schwer oder gar nicht übersehen werden 

 kann. Fast stets finden sich in den Bohrlöchern während der Tem- 

 peraturmessungen von der Bohrarbeit stammende beträchtliche, die 

 Wärme gut leitende Metallmassen : eiserne Röhren und Gestänge,. 

 die von der Mündung des Loches in grosse Tiefe hinabreichen und 

 z. B. in Schladebach sogar bis zum Boden des Loches führten.. 

 Dadurch wird selbstverständlich auch eine Ausgleichung der Tem- 

 peraturen in verschiedenen Tiefen hervorgerufen, die man wenigstens, 

 zum Teil zu vermeiden suchte , indem man nicht an verröhrten. 

 Stellen des Bohrlochs, sondern im freien Gestein die Messungen vor- 

 nahm. Wie gross der so vermiedene Einfluss der Verrohrung ist^ 

 hängt von den lokalen Verhältnissen ab. In Schladebach z. B. gaben 

 Beobachtungen in der Verrohrung und nach Herausnahme derselben 

 für die gleiche Tiefe Abweichungen von im Maximum 0,9" R. Da. 

 aber dort auch nach Entfernung der Röhren noch Gestänge zu den 

 Thermometern führte, ist ein Schluss auf den Fehler, welchen solche 

 ]\Ietallmassen bewirken, aus den so beobachteten Abweichungen 

 nicht möglich. Dort ergaben nämlich die Messungen im Letten- 

 schlamm und in der Verrohrung im Maximum nur Unterschiede von 

 0,9" R. 



5) Die Thermometer selbst sind natürlich vor dem Druck, den 

 das im Bohrloch befindliche Wasser auf sie ausübt, zu schützen, da- 

 mit ihre Gefässe nicht zusammengepresst und so ganz falsche Ab- 

 lesungen gemacht werden. Das geschah meist, indem man sie in 

 eiserne, fest verschraubbare und gegen den Wasserdruck dicht hal- 

 tende Cylinder oder in zugeschmolzene Glasröhren einschloss. Be- 

 nützte man nun Ausflussthermometer wie das MAGNUs'sche (oder 

 ähnliche), so hing die Genauigkeit der Ablesung noch wesentlich von 

 der Grösse des Tropfens ab, der aus dem Thermometerrohr heraus- 

 tretend abfiel. Denn fast bei jeder Bestimmung wird, wenn das 

 Instrument die Temperatur seiner Umgebung angenommen hat , ein 

 grösserer oder kleinerer Tropfen herausragen, der sich wieder in die 

 Röhre zurückzieht , wenn das Thermometer beim Heraufholen in 

 kältere Schichten kommt. Dieser Fehler wird um so geringer sein^ 



