— 9 — 



für Reagensgläser) befestigt , die 2 m lang war und deren runder 

 Querschnitt 100 mm betrug, also das Bohrloch unterhalb der Ver- 

 rohrung vollständig ausfüllte. Liess man das mit den Bürsten ver- 

 sehene Instrument wieder bis zu der Tiefe, wo vorher gemessen 

 worden war, hinab, so fand sich jedesmal fast genau dieselbe Tem- 

 peratur, wie ohne die Bürsten. Danach kann auch Bedingung 2 als 

 erfüllt angesehen werden. 



Besondere Sorgfalt wurde endlich darauf verwendet, die Thermo- 

 meter so einzurichten , dass die aus der Grösse des abfallenden 

 Tropfens entstehende Unbestimmtheit möglichst klein war. Durch 

 Verfeinerung der Spitze kommt man bald zu einer praktisch kaum 

 noch zu überschreitenden Grenze. Es erübrigte daher nur, das 

 •Quecksilbergefäss grösser zu nehmen. Durch Ausprobieren ergaben 

 sich so die ungefähren Dimensionen : 



Länge des Quecksilbergefässes (Lichtmass) ... 50 mm 



Durchmesser des Quecksilbergefässes (Lichtmass) . 12 — 15 „ 



Länge eines Grades (° C.) 6 « 



11) Es wurden zwei Thermometer benutzt, das eine von 

 ■Geissler's Nachfolger, Herrn Müller in Bonn, das andere vom 

 hiesigen Glasbläser Herrn Mornhinweg hergestellt. In beiden tropfte 

 ■das Quecksilber aus einer möglichst feinen Spitze in eine Cuvette. 

 Die im Glase ziemlich starken Instrumente waren möglichst gut 

 evakuiert (was sich als nötig erwies) und, um sie jedem Druck zu 

 entziehen, nochmals in starkvvandige Glasröhren eingeschmolzen. 

 Die Tropfengrösse ergab sich beim GEissLER'schen Thermometer 

 = 0,20° C, beim MoRNHiNWEG'schen = 0,46*^ C. Beide Instrumente 

 hatten Teilungen, deren Nullpunkt an der Spitze liegen sollte. Da 

 dies nicht genau der Fall sein konnte, so wurde in vorherigen Be- 

 obachtungen der Fehler bestimmt ; es ergab sich , dass beim Morn- 

 HiNWEGschen Instrumente zu den Angaben 0,8° C. zu addieren war, 

 beim GEissLER'schen 0,25". Für die Ermittelung der Tiefentemperatur 

 wurden beide Thermometer gewöhnlich bei der gleichen Temperatur 

 (14 — 19°) in einem längere Zeit konstant gehaltenen grossen Was- 

 serbade gefüllt, dann auf niedrige Temperatur abgekühlt, jedes 

 in eine der gleichfalls abgekühlten Stahlhülsen gebracht, welche 

 .abschraubbare Deckel besassen , und sofort an einem 900 m 

 langen , 0,8 mm starken Stahldraht ^ ins Bohrloch hinabgelassen. 

 An der Stahlhülse war noch als Vorlauf eine ca. 30 kg schwere 



^ Tiegelgussstalil von Feiten und G u i 1 1 e a u m e. Bruchfestigkeit ^ 

 ■240 kg pro Quadratmillimeter. 



