— 10 — 



Eisenstange befestigt. Ober- und unterhalb der Hülsen, welche die 

 Thermometer entliielten, waren in einigen Versuchen die schon er- 

 wähnten 2 m langen Bürsten angebracht. Sie gaben den Thermo- 

 metern gleichzeitig eine sehr gute sanfte Führung; so lange mit 

 ihnen gearbeitet wurde, kamen niemals Störungen an den Instrumen- 

 ten vor ; auch konnte man das Herablassen und Herausziehen in 

 kürzerer Zeit bewerkstelligen. Als sie weggelassen waren, schlugen 

 die Hülsen bei etwas schnellerer Bewegung oft an die Wände des 

 Bohrkanales an. Es zeigten sich bei dem einen Instrument dann 

 Störungen (vgl. S. 11 No. 5 u. 6 der Tabelle). 



12) Nachdem die Thermometer meistens einige Tage an ihrem 

 Orte verweilt hatten, wurden sie heraufgezogen und beide wieder in 

 ein grosses Wasserbad gebracht. Um seine Wärmeabgabe zu ver- 

 ringern, war es in eine geräumige Kiste, welche mit Sägspänen ge- 

 füllt war, eingesetzt. Ein gleichzeitig eingeführtes, auf Nullpunkts- 

 lage kontrolliertes Normalthermometer gab die jeweilige Temperatur 

 des Bades ohne wesentliche Trägheit an. Das Bad wurde durch 

 zeitweilige Zugaben kleiner Quantitäten warmen Wassers so reguliert, 

 dass seine Temperatur längere Zeit nur etwa um O,!*' schwankte. 

 Selbstverständlich wurde fortwährend langsam gerührt und nun so 

 lange gewartet, bis die wegen der doppelten Glashülle trägen Tiefen- 

 thermometer konstante Temperatur angaben. 



Wie weit dies erreicht wurde, möge ein Beispiel zeigen : 

 Dienstag 17. VI. 90. 



Mit Rücksicht auf die Korrektionen der Thermometer ergibt 

 sich daraus die Temperatur, welcher die Geothermometer im Bohr- 

 loch ausgesetzt waren, zu 



G = 31,62" C. 



M == 31,32" „ 



