— XLIX — 



Lorenz Hengler ist, wie oben erwähnt, in Reichenhofen 

 OA. Leutkirch, im Jahre 1806 geboren. Leider musste er die physi- 

 kalischen Studien, die er so erfolgreich begonnen hatte, wegen Mangels 

 an Vermögen aufgeben und sich der Theologie zuwenden. Im Jahre 

 1835 wurde er zum Priester geweiht, 1840 wurde er Pfarrer in Mühl- 

 hausen, OA. Geislingen, und 1849 Pfarrer in Tigerfeld auf der Alb, 

 wo er im Jahre 1858 starb. Gegen das Ende seines Lebens be- 

 schäftigte er sich mit Projekten über Spiegelteleskope. 



Hengler's Pendel bestand aus einer wagerechten Stange, die 

 an einem Ende ein Gewicht trug. Ein Punkt des Stabes war mit 

 einem höheren festen Punkte durch einen Faden oder Draht ver- 

 bunden, das zweite Stabende mit einem tieferen festen Punkte. Die 

 festen Punkte lagen nicht genau senkrecht übereinander. 



Ein solches Pendel lässt sich durch äusserst schwache Kräfte 

 in einer nahezu horizontalen Ebene (oder Kegelfläche) bewegen. 

 Hengler hat es benützt, um schwache Anziehungen von elektrischen 

 und magnetischen Körpern zu untersuchen. 



Hengler's Apparat geriet in Vergessenheit und wurde 1869 von 

 dem Leipziger Professor Zöllner neu erfunden, wir verweisen dar- 

 über auf Prof. Schmidt's früheren Bericht in diesen Jahresheften \ 



Milne und Gray^' haben einen zweckmässigen Apparat kon- 

 struiert, der allen Anforderungen genügt. An demselben finden sich 

 zwei Horizontalpendel, deren Gleichgewichtsebenen aufeinander senk- 

 recht stehen und ein um eine horizontale Achse drehbarer wage- 

 rechter Hebel, der am einen Ende ein Gewicht trägt und am andern 

 von einer Spiralfeder abwärts gezogen wird. Die Horizontalpendel 

 bestehen aus Stangen, die sich mit einer vertikalen Schneide gegen 

 ein Lager stützen und schwere Bleicylinder am andern Ende tragen. 

 Die Stangen werden in angenähert horizontaler Lage erhalten durch 

 einen Draht, der mittels eines Bügels den Cylinder trägt und mit 

 einem festen Punkt, der beinahe senkrecht über dem Lager liegt, 

 verbunden ist. Jede Stange trägt einen Arm mit Schreibapparat, 

 der auf eine rotierende Trommel schreibt. Auch der Hebel, der die 

 vertikale Bewegung angiebt, hat einen Schreibarm. Wenn kein Erd- 

 beben stattfindet, bewegt sich die Trommel langsam und die Zeit 

 wird auf ihr angegeben, bei einer Erderschütterung wird aber der 

 langsame Regulator, ein konisches Pendel, ausgeschaltet und einer, 



1 Diese Jahreshefte 1892, S. XCIV. 



* Transactions of the Seismological Soc. of Japan. Vol. XII, p. 33, 1887. 



Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1896. d 



