— L — 



der eine 50mal so rasche Bewegung bewirkt, eingeschaltet, so dass 

 der Verlauf der Erdbebenwellen deutlich aufgezeichnet wird. Nach' 

 dem die rasche Bewegung der Trommel eine bestimmte Zeit lang 

 gedauert hat, wird die langsame von selbst wieder hergestellt und 

 der Apparat ist bereit für ein folgendes Erdbeben. 



Die höchste technische Vollendung und feinste Empfindlichkeit 

 zeigt das Horizontalpendel von E. v. Rebeur-Paschwitz \ welches 

 zunächst zu dem Zwecke erstellt wurde, die kleinsten Änderungen 

 der Lotrichtung zu erkennen. Es zeigt noch Vjooo Sekunde Ver- 

 änderung in der Richtung der Schwere an. Dasselbe hat sich zu- 

 gleich als der feinfühligste Apparat erwiesen für Erdbebenbeobach- 

 tungen , indem es mittels photographischer Aufzeichnung unter 

 hundertfacher Vergrösserung der Bodenbewegung die Wellen weitest 

 entfernter Erdbeben anzeigt und ungeahnte Beträge der Fortpflan- 

 zungsgeschwindigkeit dieser Wellen zu berechnen gestattet. Be- 

 sonders für die langwelligen Bewegungen des Bodens übertrifft dieser 

 Apparat alle andern an Empfindlichkeit^. 



Alle diese feinen Instrumente erfordern nicht nur erhebliche 

 Anschaffungskosten, sondern besonders auch fortlaufende Kosten der 

 Instandhaltung und Bedienung. Rebeur-Paschwitz giebt die Kosten 

 der Anschaffung, Aufstellung und Inganghaltung während des ersten 

 Jahres zu 1000 Mark an. Wesentlich einfacher sind solche Apparate, 

 welche auf die Aufzeichnung des zeitlichen Verlaufs verzichtend nur 

 die Aufgabe haben , Stärke und Richtung der Erdbebenstösse zu 

 markieren. Dieser Art ist der hier ausgestellte Apparat von Prof. 

 Dr. Schmidt mit 3 Horizontalpendeln, welche Grösse und Richtung 

 der Horizontalkomponente der Bodenbewegung bei einzelnen Erd- 

 stössen anzuzeigen geeignet sind. Bei dem billigen Preise von 

 20 Mark und der geringen Mühe seiner Bedienung (man sieht täglich 

 einmal den Stand der Marken nach), eignet sich dieser Apparat zur 

 weiteren Verbreitung, während jene feineren Apparate sich zur Auf- 

 stellung in Verbindung mit den Sternwarten empfehlen. Er lässt 

 nicht bloss Erdbeben erkennen, die sich wegen der Schwäche der 



1 Vergl. E. V. Rebeur-Paschwitz, Das Horizontalpendel etc. Nova acta 

 der kaiserl. Leopold.-Carolin. Akad. Bd. IX, No. 1 oder Seisraol. Journ. of .Japan 

 III, 1894. 



2 Über die neuesten Ergebnisse vergl. E. v. Rebeur-Paschwitz, Horizon- 

 talpendelbeobachtungen auf der kaiserl. Universitäts-Sternwarte zu Strassburg 

 1892 — 94, in den „Beiträgen zur Geophysik" herausgegeben von G. Gerland, 

 II. Bd. 2. Heft. Stuttgart 1895. 



