— CXXVI — 



Rauchgläser durch Anfassen und ein unnötiger Zeitverlust durch nach- 

 folgendes Putzen gar nicht zu vermeiden ist. — 



Wenn man die den Zeichenapparaten beigegebenen Gebrauchs- 

 anweisungen studiert, so heisst es gewöhnlich darin: „Man legt das 

 Zeichenpapier neben den Fuss des Mikroskopes auf die Tischplatte und 

 dreht den Spiegel so weit, bis die Zeichenfläche sichtbar wird." Daraus 

 geht also hervor, dass ein besonderer Zeichentisch nicht für nötig ge- 

 halten wird. Dann heisst es weiter: ,,Eine geringe Verzerrung des 

 Bildes lässt sich durch eine Neigung der Zeichenfläche um ca. 10® 

 ausgleichen." Daraus geht zweitens hervor, dass doch eine besondere 

 Zeichenfläche für nötig gehalten wird ; denn einen gewöhnlichen Tisch 

 kann man nicht schräg stellen , ohne gleichzeitig auch das Mikroskop 

 diese Bewegung mitmachen zu lassen. Studiert man dann weiter die 

 Lehrbücher der Mikroskopie auf diesen Punkt hin, so findet man meistens 

 gar nichts oder man findet Vorschläge, wie z. B., man solle ungefähr 

 in der Höhe des Objekttisches die Zeichenfläche anbringen, oder man 

 solle auf einem Kasten mit Schublade zeichnen, wobei auf die Zweck- 

 mässigkeit der letzteren zum Unterbringen von Zeichenmaterial ganz 

 unnötiges Gewicht gelegt wird. Nirgends findet man aber einen Rat, 

 der sich auf ganz bestimmte theoretische Erwägungen stützt — man 

 probiert eben herum — und wie wir gesehen haben, tragen auch noch 

 die Gebrauchsanweisungen der Zeichenapparate weit mehr zur Ver- 

 wirrung als zur Klärung der Frage bei. Im ersten Bande des neu 

 erschienenen Lehrbuches der Mikroskopie von Behrens, Kossel und 

 ScHiEFFEKDECKEK finden wir endlich bei der Besprechung der Zeichen- 

 apparate eine wichtige Bemerkung, nämlich die, dass die Zeichnung in 

 ihren Grössenverhältnissen nur dann der mikroskopischen Vergrösserung 

 entspricht, wenn die Zeichenfläche sich in deutlicher Sehweite, also 25 cm 

 vom Auge des Beobachters entfernt befindet. Ferner beschreibt in der 

 Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie Bd. VII Dr. Giesenhagen 

 einen Zeichentisch, der sich in der Höhe und in Neigung zum Mikro- 

 skope vorstellen lässt. Dieser Tisch steht frei neben dem Mikroskop 

 und ist kreuzbeinig. Ersteres begünstigt eine Verschiebung durch An- 

 stossen oder Hängenbleiben mit dem Rockärmel, letzteres ist unzweck- 

 mässig , weil erfahrungsgemäss kreuzbeinige Tische zu seitlichen Ex- 

 kursionen geneigt sind und sich leicht durchdrücken. 



Es war daher mein Bestreben, eine Konstruktion zu finden, die 

 auf ganz bestimmten Erwägungen beruhte und der vorliegende Zeichen- 

 tisch ist das Resultat dieser Erwägungen, welche lauten: 



1. Mikroskop und Zeichentisch müssen fest auf einer Grundplatte 

 miteinander verbunden sein , doch so , dass sie sich gegenseitig 

 in ihren Bewegungen nicht stören. 



2. Die Zeichenfläche muss beim Zeichnen stets in deutlicher Seh- 

 weite = 25 cm vom Auge des Zeichners entfernt sein. Anormale 

 Augen müssen auf diese Entfernung korrigiert werden, da 



3. im allgemeinen die Zeichnung in ihren Dimensionen der mikro- 

 skopischen Vergrösserung entsprechen soll , woraus sich er- 

 giebt, dass 



