— CXXVIII — 



hineinzeichnen , so kann das grundfalsch sein ; denn bei einer mikro- 

 skopischen Vergrösserung , die der Zeichnung entspricht , würden mir 

 diese Pünktchen vielleicht als Knotenpunkte eines feinen protoplasma- 

 tischen Netzwerkes erscheinen, welches ich eigentlich hätte zeichnen 

 müssen, aber nicht zeichnen konnte, weil ich es nicht sah. Ich müsste 

 daher die Zelle nach der Konturzeichnung mit stärkerer Vergrösserung 

 ansehen und danach den Inhalt aus dem Gedächtnis ergänzen , wenn 

 die Zeichnung den Anspruch auf richtige Beobachtung machen soll. Ist 

 dieses Verfahren schon bei einer einzigen Zelle höchst unbequem, so 

 verbietet es sich bei einem Gewebsschnitte ganz von selbst. 



Man soll also , um in der Zeichnung mit der mikroskopischen 

 Vergrösserung gleichen Schritt zu halten, die Zeichenfläche in deutlicher 

 Sehweite anbringen. Bei dem AsBE'schen Zeichenapparate ist nun die 

 Entfernung vom Mittelpunkte des Prisma bis zu dem des Spiegels 

 bereits 70 mm, ferner die Entfernung vom Prisma bis zum Auge 10 mm, 

 also muss die Zeichenfläche 250 — (70 -|- 10) =^170 mm ungefähr 

 unterhalb des Spiegelmittelpunktes liegen. Da nun die Höhe des 

 Mikroskopes je nach der Art der Objektive und nach dem Tubusauszug 

 variiert, muss der Zeichentisch in der Höhe verstellbar sein, was sich, 

 wie vorliegender Zeichentisch zeigt, leicht und bequem mittels Parallelo- 

 gramm-Verschiebung erreichen lässt. 



Aber damit nicht genug , der Tisch muss sich auch in Neigung 

 zum Mikroskop hin verstellen lassen. Denken wir uns das kreisrunde 

 Gesichtsfeld auch auf der horizontalen Zeichenfläche mit dem Bleistift 

 umzogen, so begrenzen die von dieser runden Linie nach dem Auge des 

 Zeichners konvergierenden Lichtstrahlen einen Kegel, dessen Grundfläche 

 einen dem Gesichtsfelde entsprechenden Kreis darstellen wird, solange 

 die Achse des Kegels vertikal auf der Zeichenfläche stehen wird , mit 

 anderen Worten, solange der Kegel ein gerader sein, die Achse unter 45** 

 auf den Spiegel fallen und dieser letztere dem Prismenspiegel parallel 

 sein wird. Bei dem AßBE'schen Apparat würde aber bei solcher 

 Stellung des Spiegels das Gesichtsfeld zum Teil auf den Objekttisch 

 projiziert werden und man muss daher den Spiegel so weit drehen, dass 

 das Gesichtsfeld weiter nach rechts hin auf die Zeichenfläche fällt. 

 Dann wird aus dem geraden Kegel ein schiefer und die vorher kreis- 

 runde Grundfläche wird nicht mehr als Kreis, sondern als schief 

 projizierter Kreis , als Ellipse erscheinen. Mit anderen Worten , das 

 Bild erleidet eine Verzerrung, die um so grösser sein wird, je mehr wir 

 uns vom Mikroskope entfernen. Je mehr wir nun wiederum die Zeichen- 

 fläche neigen und damit wieder der vertikalen Stellung der Kegelachse 

 nahe kommen, um so mehr wird sich die Ellipse wieder zu einem Kreise 

 vervollständigen, bis die vertikale Achsenstellung erreicht ist. 



Der Tisch muss also auch diese Schrägstellung zulassen, damit 

 wir kein verzerrtes Bild bekommen, und zwar genügt eine Neigung um 

 etwa 10**. Damit ist also die Notwendigkeit eines besonderen Zeichen- 

 tisches dargethan und sind die Anforderungen , die wir an ihn stellen 

 müssen, erfüllt. 



