' 220 SUNTO 



sperar puossi la appresso . lo mi dlspenso quindi dal 

 provarne la necessita : diro piuttosto che siccome forma- 

 no esse , a' di nostri F oggetto dell' attenzioue de' fisici , 

 e non essendovi pubblico scientifico istiUito che non van- 

 tl un' Osservatorio , era ben giusto che la nostra antica, 

 e non ultima fra le Universita di Europa uno ne avesse, 

 onde iieanche a questo riguardo inferiore alle altre ella 

 si fosse . 



Ma formarlo come esser dovria non poteasi a pri- 

 ma giunta, a causa di alcune economiche circostanze : e 

 ci siamo contentati per ora di fabbricare un picciolo stan- 

 zino sopra il tetto di questo palazzo, all' altezza di 9^-^ 

 piedi parigini sul livello del mare. Si e quivi situato 

 un' €ccellenle barometro inglese del celeb. DoUond, pro- 

 prieia del soc. Prof. Carlo Gagliani, un termometro della 

 scala di Farheneit , ed un igrometro di Saussure , stru- 

 nienti , che al gabinetto fisico della Universita si appar- 

 tengono . 



Mancavano pero Y anemoscopio , 1' atmidometro , il 

 pluviometro, 1' elettrometro , il cianometro ed altri istru- 

 menti iiecessari alle siniullanee meteorologiche osserva- 

 zioni . Coir ajuto dell' abile macchinista Sig. Francesco 

 GiufFrida da Catania io ne ho fatto costruire alcuni , di 

 cui non sara fuor di luogo dar breve descrizione , onde 

 si conosca da quali dati provengono i nostri resulta- 

 menti . 



L' anemoscopio dovea osservarsi dall' interno della 

 stanza; e quindi e slato costruito di una bandieruola a 

 verga di ferro acuminato al basso , la quale e sostenuta 

 da un chiodo conficcato ad angolo retto nel muro della 

 stanza , con un capitello di otlone che e scavato un po- 

 co per contenere la base acuminata della sudetta ban- 

 d^ruola 5 qiiesta poi tiene fitto nel basso, orizoiitalmente 



