46 

 inverterlo nello stabilimento della liiiea di collimazione. Que- 

 st' iiiversiono 6 facilissiina , giacch(> 1' asta orrizzontale soste- 

 nuta da questa vite 6 mobile in giro intorno ad essa. 



63. E facile riconoscere da tutto cio che precede che 

 quest' Istrumento puo annoverarsi fra i piii distinti del suo 

 genere . Tuttavia egli non ^ esente da qualche difetto . E pri- 

 mieramente i moti dell' obiettiva e dell' oculare onde si- 

 tuarne il fuoco conjugate sul piano de' fili debbono ese- 

 euirsi immediatamente , ed a mano . Occorrendo sovente di 

 togliere queste lenti da loro luoghi ad oggetto di nettarle 6 

 estremanicnte tedioso.il restituirle , seppure non accade 

 d' alterare in un con la linea di collimazione la posizione 

 orizzoutale , o verticale delF Istrumento . Delle viti di tra- 

 sporto provvederebbero , cred' io, alTmio ed all' altro in- 



cidente . 



64. La forza dell' obiettiva ^ suscettibile certamente 

 d' un ingrandimento maggiore di quelle a cui la riduce 1' at- 

 tuale oculare; e tanto piu quanto die quest 'oculare accom- 

 pagna 1' oggetto , e con sufficiente velocity ^ nel suo pas- 

 sa<^gio per il campo (5o) , che quest© eampo ^ bastante- 

 mente esteso (5o) , ed al di la del necessario luniinoso e 

 distinto . Questa correzione ch'io medito Japporvi nell' an- 

 no prosslmo, se non estender^ il limite delF osservazione 

 ( giaccM da un occhio bene addestrato puo condursi ad un 

 quarto di secondo ) lo render^ piu preciso . 



65. Tl centre del cerchio su cui le distanze dal zenit 

 sono segnate (58) non senibra ben concentrico all' asse oriz- 

 zontale dell' Istrumento . Ma 1' erroi'e non eguagliando di 



