394 APPENUICK 



senipre piii o meno a sonimiaistraie ia dati Inoghi cle:;Ii 

 schiarj.neiiti suflficienti. Se si facessero tali osservazioni 

 coir igrometro <.U Daniel , avremmo maggiori motivi di gra- 

 titndiae. Egli e finaliiieiite dal lato meteorologico della 

 nostra iinpresa di una iinportanza speciale , die si conosca 

 lo stato generale delF atmostera di ciascun Inogo , e fac- 

 ciam percio prieghi affiache assieme alle osservazioni an- 

 zidette con poche parole vengano accennate la direzione 

 e la forza del vento , V aspetto del cielo , la presenza degli 

 accidenti meteorici fortuiti, come pioggia, gragnuola, tem- 

 porale , ecc. 



La boiita e la costruzione degli stromenti e tanto varia, 

 e dall' altro canto tanto necessaria P esatta loro conoscenza 

 per la giiista estiniazione dei risultati , die non possiamo 

 trattenerci dall' ofFrire ai compartecipi della nostra inipresa 

 alcune particolari considerazioni su di esse. 



NeH'osservare un barometro a sifone si dee dalla scala ad- 

 ditare il materiale del medesinio , e la qualita della niisura 

 e delle sue divisiorii , e cosl pure trattando del Nonio 

 dovrannosi indicare le parti dell' unita di misura clie mo- 

 stra , ossia la relazioiie tra le sue division! e quelle della 

 scala; ne dimenticar si dovrebbe il niodo col qnale ese- 

 guisce la lettura al piii possibilmente esatta e sicura degli 

 errori di parallasse. Stime a semplicc misura di occhio 

 noil si possono ammettere. Se la lettnra non puo aver 

 luogo die da una sola parte , sara bene connettervl lo 

 stato nonnale dello stromento , e converrebbe pure assi- 

 curarsi del giusto calibro della canna. 



Trattandosi di barometro da vaso, bisogna , oltre i gla 

 detti, riconoscere i dati relativi alia scala ed al nonio , e 

 quelli in ispecie die riflettono la correzione del livello e 

 della capillarita. Se la composizione dello stromento non 

 permettesse la misurazione diretta dell' una sopra 1' altra 

 superficie , il die per altro desideriamo die si faccia , in 

 tal caso si dovrebbe riconoscere la grandezza del diametro 

 delle canne e del vaso , almeno relativa , per conoscerne 

 lo stato normale in cui il livello inferiore corrisponde collo 

 zero. Siccome la correzione della capillarita puo eseguirsi 

 dallo stromento e si eseguisce spesso ( lo die vien rico- 

 nosciuto assai facilmente col confronto del loro stato con 

 quello di un barometro a sifone ) tanto nell' apparato in 

 cui venirono osservati ambedue i livelli, che nell' altro in 



