Dl I'AOLO ASSAHNI. Sbj^ 



deir ano artificiale , giacche la pressione die esercita lo 

 stronieato cii quel celebre chirurgo francese , nou e di- 

 versa da quella della svia tanaglietta , la quale , se fosse 

 corta , si potra far costruire piii lunga. 



Speriaiuo clie il valente professoi'e non vorra aJontarsi 

 per le obljiezioni die abbiamo fatte agU stromenti di' ei 

 seppe si ingegnosamente inventare , poiclie non isceniaa 

 punto la stima ch'egli si e procacciato fra noi e fra le estere 

 iiazioni. Non vennero esse dettate da voglia di nial dire , 

 o da malignita , ma bensi per quel desiderio clie nutriaino 

 ardentissimo dei progress! dell' arte che professiamo; e seb- 

 bene 1' osservazione e il raziocinio ci facciaao iaclinare a dar 

 la preferenza, nell'operazione delFaneurisma, alia legatura 

 semplice cd imniediata , assecondando con ogni luezzo pos- 

 sibile la piu pronta riunione della ferita , siamo cio uon 

 pertanto d" avviso die il suo stromento possa diventare 

 utilissimo , ove ulteriori sperinienti ne convalidino 1" ef- 

 ficacia e la superiority. 



Non si puo uegare die il premi-arterie non presenti dei 

 vantaggi : i.° perdie con esso si accorcia Foperazione, 

 non dovendosi isolar V arteiia anche di sotto per farvi 

 passar ago o specillo i, a.° perche con qnesto stromento si 

 puo stringere coaiodamente un'arteria anche ad una grande 

 profondita , cio clie stentatamente si fa anche cogli stro- 

 menti a tal uopo inventati; 3.° perche T ulccrazioue e 

 pill tarda a coniparire ; 4.° perche lo si puo levare en 

 tutta sicurczza e facilita si tosto che si e certi che T obli- 

 terazioue abbia avuto luogo , e liberar la ferita ed il 

 vase da ogni corpo straniero ; ma a fronte di questi si 

 pongano : i ." GI' inconveuieati die possono risultare da 

 nn grosso e dure corpo straaiero nella ferita ( die tale 

 certauiente egli e a paragoile di una semplice legatura )i 

 2,." dalla pressione ch'' ei puo esercitare sulle parti sot- 

 toposte 5 e priiicipaliiiente suUa vena femorale , pressione 

 a cui non sempre e sicuramente vi si puo aiidare in- 

 contro coUe precauzioni snggerite dal suo inventore , 

 3." perche si perde T importantissimo vantaggio dell im- 

 niediata e totale riunione della ferita , vantaggio die , a 

 parer nostro , !ia gran parte nel buon esito dell' opcra- 

 zione. Gonsta in oltre dagU sperinienti , che col inetodo 

 di Jones , T obliterazione dell' arteria e piu pronta che 

 non coir USD del compressore. La linfa jilastica poi cir- 

 condando per buon tratto anche csternamente V arteria 



