3? 



Descriuonc d un gonimetro che serve a misurare spc- 

 ditamente gli angoli salicnti e licnt.ranti di due 

 lincc o due piani , immaginatn dal signnr ingegncre 

 G. A. Majocchi J professore dl fislca nell I. R. Licco 

 di Mantova (*). 



I 



1 compasso, o meglio i7 gonimetro , e formato di due re- 

 goli AB^ CD di legno o di raetallo congiunti per mezzo d'ua 

 perno in o ( vedi la figura) , ia modo che si possono girare 

 attorno al medesimo e mettersi fra loro sotto un angolo qua- 

 Innque. Ad un terzo della lunghezza di cjuesti regoli e ad 

 egual distanza dal centro di movimeato si trovano altri due 

 perni e,g, attorno ai quali si rivolgono due verghette 

 metalliche ef, gf eguale ciascuna in lunghezza ad un terzo, 

 oe , ossia og di uno dei regoli principali dello stromento. 

 Queste verghette metaUiche sono congiunte a cernlera in / 

 e ritenute per mezzo d' un chiodo ribadito , in modo che, 

 secondo la diversa apertura dello strumento formano un, 

 quadrato o un rombo efg. I due regoli AB, CD nel senso 

 longitudinale hanno una scanalatura che passa da parte a 



(*) Nel concorso al premj d' industria delT anno 1826 1' I. R. 

 Istituto di ]\liIano agsegno la medaglia d' argento al aignor Paolo 

 Aiualdi di Mantova per un compasso o gonimetro atto a misurare 

 gli angoli solidi, Questo stromeuto era com]5osto di due regoli 

 congiunti per mezzo d' un perno , in modo da potevsi applicare 

 intcrnaniente od esternaniente all' angolo che si vuol rilevare. La 

 uiisura di queeto poi ei otteneva sopra un terzo regolo clie for- 

 mava la corda dell" arco , divisa per cio , come ne' compassi di 

 proporzione , eecondo la scala delle corde. Nel successivo con- 

 corso deir anno 1828 il signer professore Majocchi presento per 

 la sola espogizione il gonimetro del quale s'e gih. fatto cenno in 

 qnesta Biblioteca , vol. 5a, pag. ic8. 



Dalla presente descrizione , che abbiamo ottcnuta dalla coin— 

 piacenza dell' Autore , si rileveranuo di leggieri i vantaggi die 

 quest' ultimo stromento ha su quello dell' Amaldi ; fra gli altri 

 tjuello della sostituzione d' ua circolo graduate alia scala delle 

 covJe della fjuale le parti diveng,ono minutisjime quando 1' an- 

 golo a' avvicina alia nipra della circonfernnza , e quello di potersi 

 applicare seuza sconipoilo alia uiiaura degli angoli interni ed esterni. 



