3.H DFfCRIZIONr, d' UN GONIMETHO, OCC. 



parte e s' cstcndc per due terzi della lunghezza del me- 

 desimi ; dl uianicra che i regoli si possono fare scorrei-e 

 r nno suiraltro, portando il perno o sul terzo della loro 

 lungliezza, e far preadere ai goiiimetro la forma Y in vece 

 della A'. II perno o e unite agli altri e , g per mezzo di 

 due liste nietalliclie eguali alle ef, gf in modo che quel 

 perno conserva senipre cogli altri due la stessa dlstanza 

 in tjualunqne posizione si trovino i regoli principali AB, CD. 

 L' angolo che formano le due verghette e /, gf e nilsurato 

 da un seraiceroliio graduate prq assicurato ad una delle 

 uicdesime. 



Vogliasl con questo gonimetro misurare V angolo che 

 fanno fra loro due piani , p. e. due muri , stando dentro 

 il jncdesimo: allora si da airistrumento la disposizione -ST, 

 e si aprono i suoi regoli AB, CD in modo die vengano a 

 combaciare coi due piani , la cui inclinazione e raisurata 

 dair angolo o che formano i due regoli stessi , ossia dall' an- 

 golo ojiposto / nel rombo oefg, angolo di cui mediante 

 il cerchio graduate prq si ha tosto 1' esatta misura in 

 gradi. Volendo conoscere 1' angolo che formano due piani, 

 stando fuori del medesimo, allora si da al gonimetro la 

 disposizione Y, e si applicano sui piani le due parti Co, Ao 

 dei regoli principali aprendo lo strumento in maniera che 

 succeda il perfetto contatto: 1' inclinazione di quei piani 

 Sara determinata dall' angolo esterno AoC, c\\ e eguale 

 air angolo interne dal rombo, come opposto al vertice, 

 ossia air angolo efg la cui grandezza si ha teste misurata 

 dal semicerchio graduate prq. 



La disposizione X puo anche servare per la misura degli 

 angoli salienti: in tal case coi lati dell' angolo da misurarsi 

 si fanno combaciare i lembi dalla perzione e D di regole 

 e dalla verga ef; egli e chiaro che 1' angolo De/indichera 

 la grandezza di quelle saliente proposto ; il qual angolo 

 Def, per la proprieta delle parallele, e eguale ad efg, 

 ch' e tosto misurato dal semicerchio prq. In questo case 

 il gonimetro viene semplificatof, poiche non e necessarie che 

 nei regoli AB, CD si sieno praticate per due terzi della 

 loro lunghezza le scanalature in cui scorrono i tre perni 

 o e g. Non sono ncppure necessarie le due liste metalli- 

 che die tengono congiunte il perno o coi due e, g. Noi 

 abbiamo fatto costruire il gonimetro anche in quest' ul- 

 tima maniera, e ci pare che debba preferirsi alia prima 



