.5 

 Beaiicliamp abcrrava anch'eyso della sua posizione. I moti dtl- 



]a Fabbrica veiso occidcnte lo avevano tolto dalla linea dc* 



line sfgnali. K' convenuto percio limitarlo ad un solo; e seb- 



bene questo segnale non corabiui ligoiosamente col piano del 



niciirliano dell' Isti-umenro , ho reputato miglior partite di rite- 



nerlo nella sua primitiva posizione, detenninandone 1' crrore 



corrispondenre, anziche collocarlo di nuovo. Attualmente quest' 



eiTore non oltrepassa i", a in azimuth all' Est. 



Del resto quest' Istrnmeiito che per le sue diniensioni, e 

 per il meccanismo de'suoi niovimenti pub dirsi uno de' miglio- 

 ri d'Europa porta va un vizio importante di prima costruzio- 

 ne. II moto dell'llluminatore procurato dall' Osservatore gia si- 

 tuato ne induceva uno nel braccio orientale dell' Istrumento che 

 alterava di continuo la sua posizione . Intento a correggerlo 

 avrei voluto sostituirvi 1' Illuminatore del Sig. Eamsden ; ina il 

 tempo ed il dispendio che domandava questo lavoro ui' indus- 

 sero a rontentarrai d' un conipenso egualrnente efficace, sebbeae 

 oon il piii coraodo . 



II Settore zenitale dovuto all' istesso celebre Artista , e col- 

 locato gia dall' isresso chiariss. Professore eseguiva con estrema dil- 

 ficolta i suoi lenti raoviinenti, onde reputai opportnno di sotto- 

 porlo a qnalche restauro, prima d' occuparmi della sua posizione • 

 Quest'espedienre favori la discoperta di due vizj che difficihnente 

 avrebbero potuto riconoscersi in altro modo. Riguardava il prime 

 la colonna m.etallica verticale che serve di sostegno al Cannoc- 

 chiale .- due de'tronchi che la compongono s'erano separati , e 

 sconnessi. Il secondo avcva origine in un vacillamento sensibi- 

 le della vire che sostiene il punto d'appoggio superiore al di 

 dentro della sua tnadre.e che faceva aberrare I'lstrumento di 

 piii secondi nelle sue posizioni inverse. 



II possesso di questi due Fstrumenti fa maggiormente sentl- 



