iSo 



B O R S O N 



Sarebbe ben a desiderarsi che in questi tempi, in cui si 

 conosce tutto il pregio delle osservazioni mereorologiciie , 

 e die tanto si lamentano i fisici di trovarne un cosi piccolo 

 nuinero di buone, nella costruzione del baronietro si por- 

 tasse una piu scrupolosa attenzione, come anche nelle sue 

 divisioni, onde ottenere die quello stromento dasse ovun- 

 que misure uuiforrai in ragione delle varje sue posizioni, 

 e cosi soniministrasse per il calcolo delle altezze piu esat- 

 te quantita. Una cosa, fra le altre , essenziale da farsi sa- 

 rebbe che le sostanze componenti i tubi fossero sempre le 

 medesime in quantity e quaiita, e che nella loro scelta si 

 portasse una indagine analoga a quella usata per formare 

 vetri acfomatici (i ). Allora si avrebbero tubi in cui il mer- 

 curio obbedirebbe solo al peso dell' aria ed al calore, o al- 

 meno la sua adesione al vetro sarebbe costante ed uguale 

 in tutti: giacche si sa che quell' adesione, suscettibile di va- 

 riare secondo le diverse materie di cui vengono composti , 

 benclie piccola, non lascia pertanto di essere una sorgen- 

 te di errore. 



Un altro oggetto non meno importante, oltre I'ebulli- 

 zione del niercurio necessaria farsi dentro iltubo, per pur- 

 garlo a dovere dell' aria aderente alle pareti interne, e 

 deH'umidita, egli e la scelta del raercurio medesimo che 

 sia di una gravita specifica costante, e ben depurato' d'ogni 

 altro qualunque metallo straniero. Consigliano i dotti so- 

 pra citati fisici di adoperar il raercurio rivivificato dal su- 

 blimato corrosivo per mezzo della calce (2). 



Le di'nsjoni fatte sopra il tubo di ottone, il quale ricuo- 

 pre quello del barometro fig. 6. AB, sono da una parte in 

 poUici , linee, e mezze linee, e dall' altra secondo il sistema 



(i) Deluc , Modifications de 1' Atmosphere ; e Moscati e Landriani, 

 Memorie della Societi Italiana Tom. i. pay. 238. 



(2) Memorie della Societi Italiana Tom. 1. pag. a38. 



