ipa MICHELOTTI , E BORSAHELLI 



Michelotti s'e servito clell'eccesso di leggerezza dei Gas 

 suU'acqua per introdurli, ncl mentre che la niedesima ac- 

 qua che serve a scacciarii, serve pure a couipi'imerli ed a 

 niisurarli ai difFerenti gradi di pressione: questo apparato 

 ci e sembrato il piu seniplice, ed abbiamo procurato di a- 

 dattarlo ai diversi ogG;etti della Gazometria: e abbisognato 

 per altro farvi dei canibiameiui essenziali. Ora poiche desso 

 e giunto ad un grado di perfezioneclie lo rende atto a moiti 

 Tisi, e potendo il siio grado di esattezza meritare attenzio- 

 ne J stimianio percio conveniente di darne la descrizione, 

 con mauifestare insienie i modi di applicarlo alle principali 

 operazioiii della Gazometria. 



Questo Gazometro e composto di tre qualita di recipien- 

 ti : dei recipient! ^ (Fig. i.) che servono di tinozze idro- 

 pneumatiche, dei recipienti B destinati a contenere i gas, 

 e del recipiente C che e il serbatojo deH'acqua. 



II serbatojo ha un rohinet o chiave che corrisponde ad 

 ognuno dei recipienti dei gas. Questa chiave e doppia, co- 

 me pud vedersi alia Figura 2. L'una perpendicolare A die 

 Ak scolo all'acqua; I'altra poi orizzoncale e destinata a far 

 comunicare il Sifone SS coil' aria atnicsferica. 



La chiave B riceve nell'estremita superiore un tubo 

 prolungato fino alia sponda superiore del serbatojo C. Ri- 

 ceve al di sotto il sifone SS, il quale si incurva in S i ed in 

 S 2.,penetra nel tubo d'ottone G^ e termina in S 3. 



II pezzo G che si vede alia figura 3. e un tubo di ottone 

 alquanto inclinato, e saldato al tubo perpendicolare H, il 

 quale e chiusosuperiormente dalla piccola chiave F, e ter- 

 mina sotto il turaccio della boccia, dove riceve un tubo di 

 vetro,il quale si inoltra cjuasi fino al fondo del recipiente 

 B. Questo tubo di vetro e alquanto inclinato verso la par- 

 te anteriore, ond'evitare la direzione del foro nel mezzo 

 del fondo della boccia. 



