194 MICHELOTTl, E BORSARELU 



La descrizione da noi data di questo Gazometro pare 

 suffioiente a fame concepir I'uso. 



Nella niisura del volume del gas con questo Gazometro 

 si hanno tie puntf di pressione; I'uno a zero, che iudica la 

 pressione atmosferica o barometrica; e due punti opposti, 

 I'uno al di sopra e i'altro ai di sotto di questa medesima 

 pressione . 



II massirao della pressione dipende dall'altezzadel sifone 

 SS, ed il mlninio dalla lunghezza delFinjbuto M. Quindi e 

 che allungandosi nella costruzione queste due estremita, si 

 possono portare le pressioni opposre all' atmosferica molto 

 al di li\ di questa. Irioltre qualunque sia ia distanza reci- 

 proca di questi due punti, potendosi scorciare le due co- 

 lonne d' acqua opposte , si possono avere parimenti tutti i 

 punti intermedj. Si hanno dunque i volumi al grado della 

 pressione atmosferica del pari che a gracli molto oppoSti, 

 quali son tutti i gradi della scala gazometrica. 



Riguardo alia corrente che si determina con un gazome- 

 tro, Bisogna poter interromperla ogniqualvolta occorre, e 

 senza perdita. Consiste poi la perfezione deli'apparato, nel 

 poterne determinare le quantita che si vogllono far passare 

 in dati tempi, come pure nel rallentare o accelerar la cor- 

 rente, il che e molto importante per le operazioni in cui, 

 qualunque sia la quantita totale sulla quale si agisce, essa 

 deve per altro variare a tenore dei cambiamenti che vi han- 

 no luogo. 



II solo uso delle chiavi produce il primo di questi effet- 

 ti, ma in quanto agli altri deve avvertirsi che la quantita 

 del gas che sorte sta in ragione della celerity e del foro. 



INel caso nostro si regola I'apertura col voltar della 

 chiave C, e la celerita vien determinata dalla pressione 

 conveniente. A tal uopo soli desfinati I'indice ed il qua- 

 drante dolle chiavi Ced A. Somministra dunque questo Ga- 

 zometro il modo d'operarecon un solo apparato sopra due 



