DE^CRIZ. DI UN XUOVO GAZOMETRO. I95 



cas nel meJesimo tempo, e con varie qtiantira. Ma ove si 

 rratti di una specie sola si puo allora, col riunire i clue si- 

 foni NN e fame un solo, operare senza interruzione per 

 un tempo iilimitato, vale a dire finche si avr;\ gas da con- 

 fiimare, 2;iacclie mentre si vuota una delle bottiglie si ha 

 il comodo di riempire I'altra. 



Vnlendo poi rispnrmiare il tedio d'imparare a tasto il 

 niancg^io di quest apparato, ecco la dirczione in un caso 

 assai complicato. 



Sia duncjue data una quantitii di gas da misurarsi a va- 

 rj gradi di pressione, e clie si voglia inoltre modificare la 

 fortita di quello tanto per la continuita quanto per la ce- 

 lerit;\. 



Devesi prima di tutto riempire il Gazometro di acqna, 

 il che, in quanto ai recipienti dei gas, si opera nel la seguen- 

 te maniera. Essendo chiuse tutte le chiavi, si apra il foro 

 F,e la chiave A, ed in breve sara pienod'acqua il fondodella 

 bottiglia, e lo sara ancora tino alia piccoia cliiave J che si 

 chiude, il sifone S 3, la di cui estremita vi e immersa. Al- 

 lora I'acqua salirA con rapiditi all' estremita del sifone SS; 

 chiudendosi la chiave B, ed aperta I'altra C I'aria della 

 bottiglia sar;\ espulsa con forza dall'acqua che occupera il 

 di lei posto nello scendere dal sifone SS 3. 



I tnl)i N N aduncjue non devono esser lutati in qualsivo- 

 glia apparato se non dopo d'esser ripieno d'acqna il gazo- 

 metro ; o abbisognerebbe almeno una chiave ovvero un 

 tubo per lasciar sortire I'aria atmosferica per la prima 

 volta. 



Tutte le chiavi essendo chiuse esattamente , ripiena 

 d'acqua la bottiglia, si apra la chiave J dell'imbuto M, il 

 quale e immerso nell'acqua della tinozza , quindi I'aria 

 cnntenuta nelTiinbuto salira nel collo della bottiglia, men- 

 tre I'acqua cosi scacciata riempira rimbuto. Chiudendosi 



