DESCRIZ. Dl UN NUOVO GAZOMETrO. I99 



non pocliisjiino da piincipio per tema die I'aria riinasta' 

 m-[ iifoiie S I S non sia spinta nella bottiglia dalla corren^ 

 te rapitla dell'acqua prodotta dalla gran diversitil di pres- 

 sione, clie ha luogo IVa i due recipienti C e B. Sicconie 

 per akro nelle operazioni complicate e continue coH'ap- 

 plicaziune di questi apparati non sempre si scansano le 

 inavvertenze, cosi puo accadere che si lasci portar via poi- 

 zione di quest' aria. A tal inconveniente e ovviato dal- 

 la costruzione stessa, per cui quest' aria non si mescole- 

 ri in verun conto con quella del reci[)iente. In fatti ben- 

 che la corrcnte dell'accjua nel sifone sia molto rapida nel 

 passare daU'incurvatura S 2 G in S3, I'aria che vi e nie- 

 ficolata guadagna la parte superiore di questa incurvatura, 

 e di la passa alia parte snperiore di S 3. vale a dire alio 

 spiraglio F. Siccome poi il tubo S3, supera molto in dia- 

 nietro il resto del sifone, quest' aria rimane accumulata 

 nella sua sommitifinche introdotta inseguito una sufficiente 

 qiuuitit;\ d'acqua nella bottiglia, trovandosi piu compres- 

 sa dell'aria atmosferica , prende fin d'allora la via dello 

 spiraglio F coll'aprirne la chiave, ed immediatamente I'ac- 

 qua liempiecon esattezza il tutto . 



Cosi lunghi e minuti deitagli erano necessarj per dame 

 un'idea chiara, ma operando sull'apparato si trovera es- 

 serne facile e breve I'esecuzione. 



Posti questi dati sari agevole il giudicare come si pro- 

 duca una corrcnte continua, eguale o interrotta ec. , ed in 

 die motio si deterininano, senza interromper 1' operazioiie, 

 le (fuantitA dei gas sortite in dati tempi. 



L'egresso del gas essendo in ragione dell'apertura e del- 

 la compressione,' rimanendo la stessa I'apertura C, si pro- 

 duce una pressione eguale adoprando la chiave dell'acqua A 

 (fig. 2.) in modo da somministrarne quella quantit;\ che 

 occorre per occupare il posto dell'aria sortita, e per man- 



