466 uso d' una nuova sgala 



statica. Ma la scala di cui parlo non fliceva 

 conoscere le elevazioni die approssimatainente, 

 nieiitie il sig. Bcrtoncelli vi ha ao^iunti i niec- 

 canismi necessaiii j^er le correzioui proveniend 

 clalla temperatura dell' aria e del mercurio , ed 

 ha aijche trovato il inodo di misurare snlla scala 

 logaritmica le frazioni degli intervalli fra le di- 

 "visioni, ai quali, stante la loro diseguaglianza, 

 non poteva applicarsi un nonio. Serve a tutti 

 questi oggetti una vite, di cui ciascuna rivoki- 

 zione iinialza la scala del barometro d"" una certa 

 frazione di linea. Le parti di riroluzione , che 

 nelle comuni viti micrometriche si segnano suUa 

 costa d'nna rotella, sono invece notate su una 

 serie continna di circoli cheabhracciano la super- 

 ficie d'un Inngo cilindro. La grandezza di queste 

 suddivisioni varia da nn circolo all'altro,e rimane 

 air osservatore la cura di portar Tiudice, che e 

 mobile daH'alto al basso, sopra quel circolo che 

 coujpete aH'altezza che si misura. Altre division! 

 tracciate sulla suddetta superficie danno le corre- 

 zioni corrispondenti ad 1,2,3,^ gradi di tempe- 

 ratura del mercurio sopra quella supposta al li- 

 \ello del mare, e parimenti ad 1,2,3,4 g^^di della 

 media temp, della colonna atmosfcrica. Si I'una 

 the r ahra temp, deve cercarsi, anche usando 

 il nuovo .barometro, con una facile operazione 

 aritmetica da farsi colla penna, oppurea memoria. 

 Da qnesta breve idea della macchina si rile- 

 vera facihnente che Tinvcnzione non consiste in 

 un vero meccanismo operante da se , il quale 

 somministri un risultato corretto , qual e , per 

 eserapio , la compensazione degli orologi; ma 

 piuttosto in un nietodo di eseguirc graticamente 

 con linee e con viti le somnie e le moitijjliche che 

 comunemente si fanno con ciiVe nunieriche. 



