DESCRIZ. D UN NUOVO MICROMETRO. 29J 



da gran tempo nella marina inglese per rico- 

 noscere se un vascello visto in distanza si av- 

 vicina, oppnr s' allontana; nessuno perC) prima 

 del sig. Ainici pare clie lo abbia appbcato ai 

 grandi telescopii. Avcndo egli rivolta ogni sna 

 cura ed attenzione a questa applicazione , e 

 giunto a perfezionarla in modo da renderlo uno 

 de'piu comodi ed esatti stromenti di astronomia. 



II nnovo micrometro fu dall'autore applicato 

 ad un suo riflettore di forma Neutoniana avente 

 8 piedi di fuoco ed 1 1 pollici d' apertnra. Le 

 semilenti sono annesse alia parte esterna del 

 cursore cbe porta il piccolo speccbio piano ad 

 una distanza costante, di circa 7 pollici , dal- 

 Tocnlare, insieme al quale si muovono allorcbe 

 dee qiiesto collocarsi al punto della visione 

 distinta. II micrometro ba inoltre un moto ro- 

 tatorio ed e fornito d' na circolo diviso in gradi 

 che serve ad indicare 1' inclinazione alT oriz- 

 zonte della linea luiigo la quale si preadono 

 le miaure. 



Sebbene V ampiezza della scala potesse au- 

 mcntarsi iiidelinitamcnte avvicinando le semi- 

 lenti al fuoco deir obbiettivo ; pure doveva in 

 jiratica essere ristrctta entro certi confini , ac- 

 cio la laminetta di metallo cbe le lega non in- 

 tercettasse troppa parte de'raggi Inminosi. Nel 

 telescopio di cui si parla un aiigolo di 1" e ini- 



surato da una separazibne delle lenti d'— — di 



4 

 linea , e la perdita della luce nel telescopio e 

 si poca cosa cbe vedesi tuttavia con esso ia di- 

 -visione deil'anello di Saturno , la fascia oscura 

 cbe lo attraversa ed altre apparenze cont: aili. 

 Coiraggiunta di due fdi nel fuoco deU'oculare, 



