— 128 — 



bezeichnet). Dieser Meßapparat ist oft beschrieben, vergl. z. B. '^ " ^^ 

 (in ^^ sind auch die Titel von 25, durch Geh. Regierungsrat Prof. Dr. 

 Seiet und das ihm unterstellte Bureau im K. Preuß. Ministerium der 

 öffentlichen Arbeiten ausgeführten Nivellements an Linien, besonders 

 Wasserstraßen , in Preußen genannt ; ein vollständiges Verzeichnis 

 dieser Art ist autographiert von dem genannten Bureau zu beziehen. 

 Dem Verzeichnis ^^ ist die beistehende Abbildung des Instruments, 

 Fig. 4, deren Klischee Breithaupt freundlichst geliefert hat, entnommen. 

 Vgl. endlich auch ^\ wo besonders auch die Berichtigung und Be- 

 handlung des Instruments sehr ausführlich dargestellt ist, ferner 

 einige weitere neuere Literatur sich angegeben findet. 



Das Instrument, mit dem 1901 zu messen beabsichtigt war, 

 und das seit langer Zeit der geodätischen Sammlung angehört 

 (A. 1. 9 des Inv. C.) entspricht der Nummer 163 des genannten Breit- 

 haupt'schen Verzeichnisses 1905; als Latten sollten damals ein seit 

 1893 im Besitz der geodät. Sammlung befindliches Paar von Wende- 

 latten (Kastenlatten) mit Felderteilung nach dem (altern) Muster 

 der K. Preuß. Landesaufnahme, von M. Wolz in Bonn geliefert 

 (A. m. 41 des Inv. C.) verwendet werden; doch hatte sich bereits im 

 Frühjahr 1901 gezeigt, daß die Latten nicht genügend gerade ge- 

 blieben waren, sich vielmehr merklich gekrümmt und besonders ver- 

 wunden hatten. Nach dem Vorschlag von Wolz wurden die Latten 

 im Juh 1901 mit neuer Rückseite versehen; doch wurde der Mangel 

 dadurch nur zum kleinen Teil gehoben. 



a) Über das neue Nivellier, das in Fig. 4 dargestellt ist, ge- 

 nügen hier unter Verweis auf das Vorstehende folgende Angaben: 

 Das Fernrohr F hat 40 mm Öffnung und gibt mit 2 Okularen 30- 

 und 40fache Vergrößerung. Es ist bei dem Nivellement im Juli 

 1902 stets das 40fach vergrößernde Okular benützt worden. Es 

 ist seitlicher Trieb am Okularauszug vorhanden. Der Faden- 

 distanzmesser zur Bestimmung der Entfernung (E = 0,74 -|- 100. 1) 

 ist nicht benützt worden (siehe III, 2), vielmehr nur der Mittelfaden 

 zur Einstellung auf die Feldmitte der Latte. Die Hauptlibelle L 

 des Instruments , eine Kammerlibelle mit rund 5" Empfindlichkeit 



'" Zentralblatt der Bau Verwaltung, Berlin, Nummer vom 6. Dezember 1893. 



" Das Messungsverfahren ist beschrieben ebenda, Nummer vom 10. Mai 1893. 



'* Preisverzeichnis der astronomischen und geodätischen Instrumente des 

 math.-mechan. Instituts F. W. Breithaupt & Sohn in Kassel, 1905, No. 167, 

 S. 76—78. 



" Kuhrmann, Das Seibt'schc Feinnivellierverfahren. Berlin 1902 (autogr.). 



